﻿129 



wenn er aber beträchtlicher ist, wird die Stellung durch Abnahme 

 von den Gewichten regulirt, sodass der zum Ablesen dienende 

 Theil fast immer horizontal liegt. Durch Verschiebung des 

 Schwerpunktes des gesammten Wegebalkens kann die Feinheit 

 und Empfindlichkeit des Apparates innerhalb der zulässigen Grenzen 

 ganz beliebig gesteigert und geregelt werden. 



Um den Apparat noch empfindlicher zu machen, war zuerst 

 beabsichtigt worden, den nicht zum Ablesen dienenden Armtheil, 

 der eigentlich nur ein Gegengewicht darstellt, kürzer aber schwerer 

 zu machen und ihn so anzuordnen, dass sein Gewicht sehr nahe 

 dem Schwerpunkte und Drehpunkte des ganzen Systemes zu liegen 

 kommt. Die geringste Veränderung hätte natürlich dann einen 

 bedeutend grösseren Ausschlag geben müssen 1 ). 



Allein verschiedene mechanische Schwierigkeiten, so die immer 

 mehr oder weniger stumpfe Form der Schneide, nicht zu ver- 

 meidender Staub, sowie die dann allzu starke Einwirkung der 

 Wärme und schliesslich die damit bedingte unsymmetrische Stellung 

 der Stahlfedern, die auch viel stärker hätten genommen werden 

 müssen, und dadurch wahrscheinlich an Empfindlichkeit verloren 

 hätten, zuletzt der bei dem schwankenden magnetischen Zustande 

 der Erde, in den Federn inducirte veränderliche Magnetismus liess 

 es räthlicher erscheinen von dieser Anordnung Abstand zu nehmen. 

 Um die magnetischen Einflüsse so gut wie möglich zu entfernen, 

 sind bei diesem Apparate die Stahlfedern so angeordnet, dass ihre 

 Mittelpunkte — wenn man bei einer Spiralfeder, deren Umgänge 

 in einer Ebene liegen, von einem Mittelpunkte reden darf — 

 genau über dem Drehpunkte des Wagebalkens zu liegen kommen. 

 Da nun bei jeder Messung darauf gesehen wird, dass der zum 

 Ablesen dienende Theil fast genau horizontal liegt, so ist hierbei 

 selbst die Einwirkung einer starken Magneten fast — 0, umsomehr 

 die doch immerhin schwachen Aenderungen im magnetischen Zu- 

 stande der Erde. 



Obwohl, wie schon oben beschrieben, die Federn sehr hart 

 gewählt wurden und sich kaum mehr biegen lassen, ja bei etwas 

 stärkerer Biegung sofort springen, ist doch die elastische Nach- 

 wirkung gross. Wird nämlich der Apparat einmal vollständig 

 auseinander genommen, und bleiben die Federn ohne Spannung 

 auch nur kurze Zeit liegen, so währte es im Anfange fast 3 Mo- 



*) Mein Freund Herr Mathematiker Strehl, Studienlehrer in Er- 

 langen, dem ich brieflich von dem Apparate Mittheilung machte, war 

 ebenfalls selbständig auf diese Anordnung gekommen, und hatte sie 

 mir in einem Briefe wärmstens empfohlen ; dafür wie für später ertheilte 

 Rathschläge und Mithülfe bei der Ausrechnung erlaube ich mir hier 

 mit, ihm meinen wärmsten Dank auszusprechen. 

 Zeitschr. d. D. geol. Ges. LI. 1. 9 



