﻿130 



nate, bis sie wieder ihre alte unveränderliche Spannkraft erhielten. 

 Jetzt — der Apparat steht etwas über 3 Jahre — ändern sie 

 sich überhaupt nicht mehr, nur muss, falls der Apparat aus seiner 

 schützenden Hülle herausgenommen werden soll, er in derselben 

 Lage auf eine Arretirungsvorrichtung verschraubt werden, damit 

 die Federn nicht in eine zu grosse andere Spannung kommen 

 oder gar beim etwaigen Ausspringen aus den oberen Achatlagern 

 sich ineinander verschlingen, was beim Herausnehmen ohne Arre- 

 tirvorrichtung nur zu leicht eintritt. Letztgenannter Fall verlangt 

 ein vollständiges Auseinandernehmen des ganzen Wagebalkens. 

 Da die Kraft dieser Federn bei grosser Beanspruchung nicht voll- 

 ständig proportional ihrer Einrollung geht, so wurde für die 

 Messung die schon angewendete Methode gewählt, nämlich, dass 

 der zum Ablesen dienende Theil fast immer horizontal steht, der 

 Ausschlag aber durch Abnahme oder Zulage von Gewichten be- 

 stimmt wird. In diesem Falle ist natürlich die Stellung beider 

 Armtheile immer dieselbe, mithin auch die Einrollung der Federn 

 die gleiche. Der ganze Apparat ist in einem mit Asbest ausge- 

 fütterten, mit Glasfenstern versehenen Holzkasten aufgestellt. Vor 

 dem Transport wird der Wagebalken mittelst einer Arretirungs- 

 vorrichtung herausgenommen, und dann in seiner normalen Lage 

 auf einem Brette mit Sammet ausgeschlagenen Holzklammern fest 

 verschraubt. 



Da dieser Apparat, nicht wie die früher beschriebenen, auch 

 dazu dienen sollte, an verschiedenen Punkten Schweremessungen 

 vornehmen zu können, so mussten, um seine Transportfähigkeit 

 zu erhöhen, die einzelnen Dimensionen kurz genommen werden. 

 Da an den beiden Wagebalkentheilen nichts erspart werden konnte, 

 so war es nöthig, bei der erforderlichen Vergrösserung ein Mikro- 

 skop zu nehmen, dessen Objectiv eine kleine Focusweite hat. Da- 

 durch wurde aber das Gesichtsfeld sehr beengt. Um nun die 

 Temperatur- und Barometerbeeinflussung u. s. w. bestimmen zu 

 können, war ein Gewichtssatz erforderlich, dessen einzelne Ge- 

 wichtsstücke sehr genau gegen einander abgestimmt waren. 



Zu diesem Zwecke bestellte ich mir bei der Firma Westfal 

 in Celle einen kleinen Gewichtssatz von 0,5 bis herab zu 0,0005 gr, 

 dessen einzelne Gewichte untereinander bis auf Y20 mgr stimmen 

 sollten. pjine nachträglich vorgenommene Prüfung ergab eine 

 Uebereinsfimmung von Y23 — V 25 m £ r > s °dass diese Fehler, als 

 nicht mehr wahrnehmbar bei diesem Apparate, so gut wie ver- 

 nachlässigt werden können 1 ) 



*) Ich bin Herrn Professor v. Lommel zu grossem Danke ver- 

 pflichtet, dass er mir gestattete, im physikalischen Institut die Gewichte 



