﻿sehenen Instrumente gearbeitet hat, leicht im Stande ist, genau 

 noch diese Grösse zu schätzen. Da dieses kleine Gewicht — 

 5 mgr — aber sozusagen als Ausgangspunkt für alle anderen 

 Grössen galt, so schien es dringend geboten, auch die Zehntel 

 der Mikrometertheilung mit in Rechnung zu ziehen. Der mitt- 

 lere Werth für 5 mgr meines Gewichtssatzes, d. h. der Betrag, 

 um welchen der Wagebalken des Apparates beim Auflegen von 

 5 mgr sinkt, ist, im Mikroskop abgelesen, 



16.53 I. 

 Oculartheilstriche; werden alle Beobachtungen zusammengenommen, 

 so ergiebt sich 16,535 4= 0.038. 



Um nun zu sehen, ob sich die Feder innerhalb des Gesichts- 

 feldes des Mikroskopes vollständig proportional der Belastung aus- 

 dehnte, und behufs weiterer Prüfung des Gewichtssatzes, sowie 

 hauptsächlich zur Nachmessung der eben angeführten Grösse von 

 16,53 Oculartheilstrichen , wurde eine grössere Reihe von Ab- 

 lesungen mittelst der drei Gewichtsstücke 0,01 gr vorgenommen. 

 Es möge hier wieder eine kleinere Reihe angeführt werden. 

 Diese wurde am 15. und 16. April 1897 ebenfalls zur Zeit des 

 Vollmondes ausgeführt und zwar eine Reihe im Keller, also bei 

 niedrigerer, die andere in meinem Zimmer, also bei etwas höherer 

 Temperatur. 



(Siehe Tabelle 2 und 3 auf p. 134). 



Die Aufzeichnungen in diesen beiden Tabellen sind ebenso 

 wie in der ersten, auch hier wurde, wenn die Temperatur sich 

 etwas verändert hatte, einige Zeit ausgesetzt und erst, wenn sie 

 sich constant erhielt, wieder abgelesen. In der letzten Tabelle, 

 die aus Beobachtungen stammt, welche in meinem Zimmer im 

 zweiten Stock ausgeführt wurden, konnte ich, obwohl das Zimmer 

 in einer der ruhigsten Strassen Münchens sich befindet, doch die 

 Zehntel des Mikrometers wegen der kleinen Unruhen, die eben am 

 Tage immer vorhanden sind, nicht mehr so genau ablesen, wes- 

 halb ich mich gewöhnlich mit 0,5 oder 0.3 der einzelnen Inter- 

 valle begnügen musste. Die Uebereinstimmung dieser Ablesungen 

 und der mit 0,005 ausgeführten ist sehr gut, auch stimmen alle 

 anderen in einer sehr grossen Anzahl noch ausgeführten Beobach- 

 tungen damit überein, sodass als Mittel aus allen Werthen für 0,01 gr 

 33,07 ± 0,14 II. 

 Mikrometertheilstriche genommen werden kann. 



Es erübrigt jetzt noch eine weitere Beobachtungsreihe anzu- 

 führen, die mit dem doppelt so grossen Gewichte angestellt worden 

 ist. Diese müsste, falls die Ausdehnung der Feder, oder bei 

 diesen Federn richtiger gesprochen die Einrollung vollständig pro- 



