﻿147 



stellt, sind auch Temperaturdifferenzen zwischen dem Boden und 

 der Decke des Kastens von nur 0,05° sehr störend und konnte 

 bis jetzt leider noch keine Methode gefunden werden, um diese 

 bei der Ausrechnung eliminiren zu können. Da bei den mit -f 

 versehenen Differenzen die äusseren Umstände besonders günstig 

 waren, so möchte ich diesen noch den Vorzug geben und be- 

 rechne daraus das Mittel aus diesen Messungen zu: 19 cd 4^ 0,8. 



Da nun, wie früher erwähnt wurde, 1 cd = der Vermehrung 

 oder Verminderung eines Kilo um 0,0092 Milligramm entspricht, 

 so hätten wir demnach 19 X 0,0092 — 0,181 Milligramm als 

 die durch Sonne und Mond hervorgerufene Vermehrung des Ge- 

 wichts von 1 Kilo zwischen Neumond Mitternacht und Mittag. 



Helmert (a. a. 0.) berechnet diese Grösse, wie ich oben an- 

 genähert angab, auf Vöoooooo, die durch diesen Apparat gefundene 

 Grösse ist ungefähr Yosooooo, stimmt also mit jener so ziemlich 

 überein. 



Da aus allen Diesem hervorgeht, dass dieser Apparat, ich 

 möchte den schon einmal vorgeschlagenen Namen Geobarometer 

 beibehalten, eine sehr grosse Empfindlichkeit besitzt, so liegt es 

 nahe, um seine Genauigkeit weiter zu prüfen, zu versuchen, ob 

 er den Unterschied der Schwere, falls man ihn um 1 m hebt oder 

 senkt, angiebt. Ich habe daher im letztverflossenen April eine 

 Reihe dahinzielender Versuche gemacht, und da diese die Brauch- 

 barkeit des Instrumentes in augenscheinlichster "Weise bewiesen 

 haben, glaube ich darüber einiges mittheilen zu sollen. 



F. Beobachtung über Ab- und Zunahme der Schwerkraft bei 

 Hebung und Senkung des Apparates um I m. 



Um den Apparat möglichst ruhig 1 m in senkrechter Rich- 

 tung erheben zu können, wurde eine schlittenartige Vorrichtung 

 hergestellt. Auf zwei Holzschienen glitt ein mit Führung ver- 

 sehenes Holzgestell, auf dem der Apparat aufgestellt wurde. Das 

 Holzgestell war durch ein Gegengewicht im Gleichgewicht gehalten, 

 sodass das Heben und Senken ziemlich ohne starkes Anstossen 

 vorsichgehen konnte. Obwohl die Holzschienen im Verhältniss zu 

 ihrer Beanspruchung sehr stark genommen worden waren, konnte 

 bei diesen Untersuchungen niemals eine vollständige Ruhe erzielt 

 werden, w 7 as eben im Federn der Holzschienen seinen Grund hat. 

 Dadurch ist auch bedingt, dass die einzelnen Ablesungen immer- 

 hin ziemlich von einander abweichen. 



Da die Ablesungszeiten, aus denen die Zahlen nachstehender 

 Tabelle genommen wurden, leider nicht so gewählt werden konnten, 

 dass der Mondeinfluss unberücksichtigt bleiben kann, so müssen noch 

 die Reductionen auf gleichen Mondstand hinzugefügt werden. Da 



10* 



