2Ó0 



BROTÉRIA 



O processo mais simples, aliás já conhecido para experiências análo- 

 gas, é collocar sobre a platina, protegida por varias camadas de cartão de 

 amianto um porta-objecto cuja temperatura possa attingir o ponto de fu- 

 são do corpo. Podia para isso utilisar-se, por exemplo, uma placa de cobre, 

 de 25 centimetros de comprimento por 4 ou 5 de largo com um orifício, 

 para deixar passar os raios luminosos ; aquecendo-a por uma das extremi- 

 dades com um bico de Bunsen, elevar-se-ha a temperatura da preparação 

 ao grau desejado. E' evidente, que para estudos minuciosos e demorados 

 este processo é muito rudimentar. 



Lehmann mandou construir um microscópio adaptado a estes estu- 

 dos; encontra-se na casa Voigt e Hochgesang, era Gõttingen. 



A casa Zeiss de Iena fabrica, por encommenda especial, os accesso- 

 rios necessários que se podem adaptar a algum dos seus estativos, ligei- 

 ramente modificados (1). Na Estampa xv, fig. 1 vem reproduzido o estati- 

 vo, construído na mesma casa, com os accessorios de que me tenho ser- 

 vido em estudos particulares e de que usei numa sessão publica de phy- 

 sica, no Collegio de Campolide (2). 



Na mesma Estampa fig. 2 vê-se o grande apparelho de projecção 

 de Zeiss, modelo 11, armado com o estativo vertical para a projecção das 

 preparações dos crystaes liquidos. Os condensadores ordinários do appa- 

 relho são substituídos por um condensador especial de illuminação hyper- 

 boloide (3). Os raios luminosos vão atravessar a camará de agua e reflectir- 

 se no espelho do pé do estativo; o condensador, collocado superiormente, 

 concentra-os na preparação e obtêem-se as imagens ampliadas no alvo ao 

 modo ordinário, como quando se trabalha com o microscópio vertical. La- 

 teralmente, vê-se o gazometro G que fornece o ar comprimido para re- 

 frescar a preparação. 



Na fig. 1 da Estampa xv está, como dizia, a reproducção do esta- 

 tivo. Em t o tubo do gaz para obter a fusão do corpo; em f outro tu- 

 bo que vem do gazometro G de ar comprimido ; em a as antennas que 



(1) O Prof. Lehmann também se utilisa de apparelhos d'esta casa. Eis o que a este 

 respeito me escreveu o Dr. Siedentopf: «Le Prof. Lehmann s'est exprimé en des termes 

 três flatteurs au sujet des appareils, que nous lui avons livres pour ses expériences, appareils 

 qui se prêtent tout particulièrement à ce genre de recherches.» 



(2) Realisou-se no salão nobre do edifício, no dia 27 de Maio do corrente anno, com as- 

 sistência numerosa e selecta. Foi a sessão solemne que a secção de sciencias da Academia de 

 Maria Santíssima Immaculada do mesmo Collegio costuma organisar annualmente, segundo 

 os estatutos. Exposeram as duas theses do programma os Srs. Anastácio Monteiro 

 Barbosa (Semelhe), alumno da 4. a classe, e João Maria Berquó d'Aguiar Júnior, 

 alumno da 6. a classe, que tratou dos crystaes liquidos. 



(3) A principal vantagem d'este condensador é absorver muito pouca luz e eliminar a 

 aberração espherica, o que produz maior luminosidade na projecção. E' uma lente plano- 

 convexa de 145 mm. de foco, pouco mais ou menos. A superfície convexa é um hyperboloide 

 de revolução que tem a propriedade de reunir num ponto os raios parallelos que atravessam 

 aç uperficie plana. Isto só se obtém rigorosamente para uma cor, no caso dè ; X«43Ô * 



