28 



EDMOND ROSÉ 



O -dx 



moletés avec pignons qui engrènent avec une tige à crémail 

 1ère et donnent ainsi le mouvement aux pistons DD, enfin une 

 échelle graduée et un vernier. 



Cet appareil fonctionne de la manière suivante : la lumière 

 diffuse ou celle d'une lampe ou d'un brûleur 

 à flamme monochromatique, après s'être 

 réfléchie sur le miroir A, se sépare en deux 

 faisceaux (fig. H) qui pénètrent séparément 

 dans chacun des deux systèmes des tubes BB ; 

 le faisceau de droite se réfléchit deux fois 

 dans la moitié de droite du prisme K et 

 pénètre dans l'oculaire m, «, suivant son 

 axe et n'affecte que la moitié droite du 

 champ; le faisceau de gauche parcourt un 

 chemin analogue et symétrique, il n'affecte 

 que la moitié gauche du champ, de sorte 

 que chacune des deux moitiés du diaphrag- 

 me p n'est éclairée que par le faisceau de 

 lumière qui a traversé le tube BD. 



Application du calorimètre au dosage de la 

 chlorophylle dans les extraits verts. — Le 

 principe sur lequel repose la méthode colori- 

 métrique est le suivant : 



Pour deux solutions d'une même matière colorante dans un 

 même solvant, examinées par transmission à une même lumière 

 incidente, l'égalité de teinte est obtenue avec des épaisseurs <?, 

 ete 2 inversement proportionnelles aux concentrations q l et q t 

 de ces solutions, de telle sorte que l'on a : 



Fig. 11. — Colori 

 'mètre de Laurent. 



£i — i! 



Ce qui montre qu'on pourra déterminer le titre inconnu q 2 , 

 d'une solution, en déterminant l'épaisseur e 2 sous laquelle il 

 faut l'examiner pour qu'elle produise la même coloration qu'une 

 solution type delà même substance de concentration connue 

 vue sous une épaisseur connue e 1 : 



