379 



Um das Mikroskop auch zu stauroskopischen Beobachtungen geeigneter 

 zu machen, lässt sich eine in einer Fassung befindliche BREziNA'sche Kalk- 

 spathplatte an Stelle des Okulars oder auch mit diesem einschieben. Ausser- 

 dem ist an dem von Voigt u. Hochgesang gebauten Instrumente die Mikro- 

 meterschraube mit einem Theilkreise versehen, der die Umdrehung derselben 

 in Theilstrichen dieses Kreises abzulesen gestattet, woraus man dann un- 

 mittelbar die Grösse der vertikalen Auf- und Abwärtsbewegung des Tubus 

 bestimmen kann. Das dient zunächst zur Bestimmung der Dicke dünner 

 Blättchen. Weiterhin kann es aber werthvollere Verwendung finden zur 

 Bestimmung der Brechungsexponenten planparalleler Mineralplättchen nach 

 der Methode des Duc de Chaulnes *. Nach diesem ist der Brechungs- 

 exponent gleich dem Quotienten aus der Dicke d eines Mineralplättchens und 

 der Differenz aus dieser Dicke und der Verschiebung v des Tubus, die nöthig 

 ist, um einen Punkt, auf den scharf eingestellt wird, durch die zwischen- 

 geschobene Platte hindurch, wieder scharf zu sehen (n = - - ) . 



An dem Instrumente von Voigt und Hochgesang ist der Gang der 

 Mikrometerschraube so, dass eine totale Umdrehung gleich ist 0,25 mm 

 Vertikalbewegung. Die Theilung des Mikrometerschraubenkopfes ist in 

 250 Theile ausgeführt, das ergibt sonach für jeden Theilstrich eine Vertikal- 

 bewegung des Tubus um 0,001 mm. Da noch recht gut Bruchtheile eines 

 Theiles abzulesen sind, so erhält man also Werthe, die bis in die vierte 

 Decimale Genauigkeit geben. Um Fehler durch den todten Gang der 

 Schraube zu vermeiden, dient die Controlle mittelst eines horizontal ge- 

 stellten Mikroskops und eines am Tubus des ersten Mikroskopes anzu- 

 schraubenden Diopters mit Faden. 



Um das Wiederfinden besonders zu bemerkender Stellen in Dünn- 

 schliffen zu erleichtern, was für die Demonstration bei Vorlesungen oft 

 recht wichtig ist, um jeden Zeitverlust zu vermeiden, habe ich dann auf 

 dem drehbaren Tische des Instrumentes eine Vorrichtung anbringen lassen, 

 die diesen Zweck vollkommen erfüllt. Auf den Tisch sind zwei senkrecht 

 auf einander stehende Scalen eingeritzt, die im Mittelpunkte des Dia- 

 phragma auslaufen und nach dem Punkte, resp. dem 90° Punkte der 

 äusseren Theilung des Tisches hingehen. Es ist gleichgültig, in wie viel 

 Theile diese Scalen eingetheilt sind, je kleiner die Theile, um so grösser 

 die Genauigkeit. Man hat nun nur nöthig, den betreffenden Objektträger 

 quer über die beiden Skalen zu legen, so dass zwei seiner Seiten 

 den Theilstrichen parallel liegen und dann die betreffenden Zahlen 

 dieser Theilstriche als Quotient, z. B. 14 / 29 so auf dem Präparate zu notiren, 

 dass dadurch die Stellung in Bezug auf rechts und links fixirt wird. Wenn 

 ich dann den Objektträger später wieder in derselben Stellung auf die 



1 Mem. de l'Acad. Paris 1767 und 1768. Bertin hat später (Ann. 

 ch. et phys. [3] XXVI. 288) die Methode etwas modificirt, indem er die 

 Vergrösserung eines Mikrometers auf Glas mit und ohne aufgelegtes 

 Mineralplättchen misst. 



