509 



B. Mittheilungen an Professor GL Leonhard. 

 1. Über ein Demonstrationspolariseop. 



Breslau, 4. Mai 1878. 



Im Anschlüsse an die im 5. Hefte Ihres Jahrbuches gemachte Mit- 

 theilung über die Verwendung eines gewöhnlichen mit Polarisationsvorrich- 

 tung versehenen Mikroskopes als Polarisationsinstrument für convergentes 

 Licht, möchte ich heute als Nachtrag die Einrichtung eines sehr zweck- 

 mässigen und einfach herzustellenden Demonstrationspolariskopes 

 beschreiben, das ich speciell für Vorlesungszwecke mir habe construiren 

 lassen. Als wesentlichen Theil verwende ich hierzu den mit dem Objek- 

 tiv 5 versehenen Tubus eines HARTNACK'schen Mikroskopes und die zu 

 diesem Instrumente gehörige Polarisationsvorrichtung. Zur Aufnahme des 

 Tubus dient eine auf verstellbarem Stativ angebrachte horizontale Hülse a 



Fig. 1. 



(V 5 nat. Grösse.) 



(Fig. 1), welche, oben offen mit einer Klemmschraube (Fig. 1 a) ver- 

 sehen ist, um den Tubus, wenn er in richtiger Stellung ist, zu fixiren. 

 Vermittelst eines Messingbügels (b) mit dieser Hülse verbunden, trägt 

 das Stativ ferner einen vertikal stehenden runden, drehbaren Tisch (c u. 1 b), 

 der in vier Kreuzbalken (d) läuft, die an ihren äusseren Enden schienen- 

 artig um den Rand des Tisches herumgreifen. Die Führung wird durch 

 eine glatte, an den unteren Schienenrand anschliessende Fläche bewirkt, 

 während der äusserste Rand des Tisches frei in der Schiene geht und 

 zum besseren Anfassen bei der Drehung mit einer Zähnung versehen ist. 

 Die Mitte der 4 feststehenden Kreuzbalken trägt das Diaphragma, dem 

 natürlich ein solches in der Tischplatte entspricht. Das erstere (e) 

 mit einer entsprechenden Hülse versehen, dient zur Aufnahme des polari- 

 sirenden Nicols, welches demnach feststeht. Auf dem Tische befindet sich 

 eine einfache gabelförmige Klemmvorrichtung (f) zum Festhalten des Präpa- 



