510 



rates. Dieselbe wird durch eine am kürzeren Hebelarme untergeschobene 

 Spiralfeder fest gegen den Tisch gedrückt und ermöglicht hierdurch, dass 

 Präparate von sehr verschiedener Dicke eingeklemmt werden können. 

 Der in die Hülse (a) einzuschiebende Tubus wird mit dem HARTNACK'schen 

 analysirenden Nicol versehen. Jedoch müssen hieran die beiden mit dem- 

 selben verbundenen Linsen, die das Okular darstellen, eliminirt werden. 

 Die untere ist einfach auszuschrauben, die Fassung der im Innern befind- 

 lichen oberen ist aber zum Zusammenhalten der Vorrichtung nöthig und 

 muss also durch eine gleiche Fassung ohne Linse ersetzt werden. Man 

 erhält nun, wenn man den Tubus in die richtige Entfernung von dem 

 unteren Nicol bringt, sehr stark convergentes, polarisirtes Licht. 

 Durch Festklemmen wird dann, wie oben erwähnt, diese Stellung des 

 Tubus fixirt. Das ganze Instrument kann nun während der Vorlesung 

 herumgereicht werden, es wird damit gegen das Tageslicht des Fensters 

 oder auch gegen künstliche Beleuchtung hin visirt. Der Vorzug dieser 

 Vorrichtung, mit der alle Erscheinungen ganz vollkommen demonstrirt 

 werden können, wie sie für die Mineraloptik von Bedeutung sind, besteht 

 einmal in der verhältnissmässig billigen Herstellung, da nur das oben 

 dargestellte Stativ mit drehbarem Tisch nöthig und sonst jedes Mikro- 

 skop mit Polarisationsvorrichtung verwendbar ist. Es gewährt dann aber 

 das Instrument dem Zuhörer die Möglichkeit, ohne das eingestellte Prä- 

 parat oder die Stellung des Tubus zu ändern, sowohl durch eine Um- 

 drehung des Tisches und dadurch bewirkte Rotation des Präparates in 

 seiner Ebene, als auch durch Drehung des analysirenden Nicols sich ein- 

 fach selbst von den Wirkungen zu überzeugen, welche diese Drehungen 

 auf das Interferenzbild haben. 



Selbstverständlich dient das Instrument, wenn ich das eliminirte 

 Okular wieder einfüge, auch als Mikroskop und zur Demonstration der 

 Erscheinungen im parallel polarisirten Lichte und, wenn ich den analysi- 

 renden Nicol entferne, zur Beobachtung des Pleochroismus. Sonach hat 

 es auch für petrographische Demonstrationen seine Bedeutung. 



Das Stativ mit drehbarem Tisch hat nach meinen Zeichnungen Herr 

 Mechaniker Vetter, Breslau, Schuhbrücke 14, construirt und ist bereit, 

 dasselbe für den Preis von ca. 30 — 35 Mark zu liefern. 



2. Das optische Verhalten des Pikranaleim vom Monte 

 Catini in Toscana. 



Von den schönen Krystallen (202) von Pikranaleim vom Monte Catini 

 Val di Cecina, Toscana, die Herr Bergrath M. Braun in der Herbst- 

 versammlung des naturhistorischen Vereins für Rheinland und Westphalen 

 am 1. Oktober 1877 zu Bonn vorlegte, erhielt ich durch denselben ein 

 Handstück, das bei der z. Th. fast wasserklaren Beschaffenheit der Kry- 

 stalle mir zu einer optischen Prüfung derselben ganz besonders willkom- 

 men war. Ein nicht zu grosses, vollkommen rundum ausgebildetes Kry- 

 ställchen wurde beiderseitig geschliffen und so ein Schnitt möglichst durch 



