175 



durch die Berührung mit den wärmeren Metallwänden des Gefässes a 

 erwärmt wird. Ueberdies lässt sich die Luft noch vor ihrem Eintritte 

 in die Glocke in einfacher Weise vollständig trocknen, wenn man statt 



Fig. 2. 



Fig. 3. 



des eben beschriebenen, 

 den in Fig. 2 gekenn- 

 zeichneten Apparat ver- 

 wendet. Derselbe unter- 

 scheidet sich von dem 

 in Fig. 1 dargestellten 

 nur dadurch, dass das 

 Metallgefäss a an den 

 Seiten doppelwandi^ ist, 

 d. h., dass die Seiten- 

 wände aus zwei con- 

 centrisch in einander 

 gestellten Cylindern be- 

 stehen, die den oben 

 offenen Zwischenraum f 

 begrenzen. Der innere Cy- 

 linder ist siebförmig 

 durchbrochen und im 

 Innern desselben legen sich die Wände der Glassglocke ziemlich genau, 

 doch immer nur so an, dass die letztere bequem herausgehoben, resp. 

 hineingesenkt werden kann. Den Zwischenraum f füllt man mit nuss- 

 grossen Stücken von gebranntem Kalke und benützt den Apparat wie 

 den vorher beschriebenen. Die Wirkung des Kalkes bedarf keiner 

 Erklärung und ich will nur noch ergänzend erwähnen, dass um den 

 Kalk nicht allzu oft erneuern zu müssen, man die Glocke nach jedes- 

 maligem Gebrauche des Apparates heraushebt und das Gefäss a mit 

 dorn übergreifenden Deckel Fig. 3 verschliesst. 



Die Temperatur wird wie bei anderen Luftbädern eingestellt, wozu 

 indessen bemerkt werden soll, dass man zur Temperaturreguliruug auch 

 sehr gut den Luftstrom benützen kann, indem man diesen innerhalb der 

 gegebenen Grenzen mit wechselnder Geschwindigkeit durchstreichen lässt. 



Das neue Luftbad, welches neben den anderen Vorzügen auch 

 noch den besitzt, dass man die Substanz während des Trocknens ohne 

 weiters fortdauernd zu beobachten vermag, kann durch den Mechaniker 

 Paul Böhme in Brünn bezogen werden. 



Brünn, Laboratorium für allgemeine Chemie. 



