33 



Der Aufnahme des Quecksilbers dient ein Uhrglas, flach 

 gewölbt, von 5 mm Maximaltiefe und 88 mm Durchmesser, 

 welches auf die mittlere Schale des Thongefässes aufgekittet 

 wird; der äussere Rand des Uhrglases ist in seiner oberen 

 Kante eben abgeschliffen, so dass die Randebene des Uhrglases 

 und damit die Oberfläche des aufzugiessenden Quecksilbers 

 mittelst einer Wasserwaage genau horizontal nivellirt einge- 

 stellt werden kann. Der Rand des Uhrglases steht mehrere 

 Millimeter weit über den Rand der mittleren Schale des Thon- 

 gefässes hinaus und direct über den ] 6 Bechern des Umkreises, 

 so dass das überlaufende Quecksilber über den scharfen Glas- 

 rand unmittelbar in die Becher fallen muss. Die oberen Rän- 

 der der dünnen Thonwände zwischen je zwei Bechern sind 

 abgerundet und mit der übrigen Oberfläche glasirt, so dass 

 Quecksilber nicht auf denselben stehen bleiben kann. Der 

 Apparat wird schliesslich nach Auffüllung des Quecksilbers 

 zugedeckt mit einer Glasplatte, welche auf dem abgeschliffenen 

 Rand des Thongefässes aufliegt und mit Oelkitt an demselben 

 befestigt wird, um das Innere des Instrumentes luftdicht ab- 

 zuschliessen. 



Bei den Versuchen , die ich mit einem Probeapparat im 

 physikalischen Institut der technischen Hochschule zu Darm- 

 stadt im Verein mit meinem Collegen Prof. Dorn anstellte, 

 ergab es sich, dass je nach der grösseren oder geringeren 

 Menge des aufgefüllten Quecksilbers jede beliebige Empfind- 

 lichkeit des Instrumentes erreicht werden konnte; bei sehr 

 sorgfältiger Auffüllung *) mittelst eines Saugers genügte schon 

 die geringste Schwankung des Apparates, um ein reichliches 

 Ueberlaufen des Quecksilbers in die umliegenden Becher ent- 

 sprechend der Fortpflanzungsrichtung der Bewegungswelle zu 

 bewirken. Vermöge der inneren Cohäsion des Quecksilbers 

 läuft, sobald überhaupt ein Ueberlaufen stattfindet, sogleich 

 eine grössere Menge der ganzen Masse aus. 



Im Auftrage der Grossherzoglichen Staatsregierung liess 

 ich darauf eine grössere Anzahl dieser Seismometer anfer- 

 tigen. 2 ) Am Ende des Jahres 1882 wurden im Grossherzogthum 

 Hessen an 50 verschiedenen Orten Seismometer aufgestellt 3 ), 



*) Es steht dann das Quecksilber natürlich als Berg über der 

 scharfen Kante des Uhrglases. 



jQ Trotz der einfachen Construction des Instrumentes war die Her- 

 stellung desselben mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden ; be- 

 sonders erwies sich die Anfertigung des ganzen Apparates aus Glas 

 nach Versuchen in verschiedenen Glasfabriken als unmöglich. 



3 ) Die Aufstellung der Seismometer im Lande wurde mit grosser 



Zeits. d. D. geol. Ges. XXXVJ. \. '.i 



