402 



saltes bei dem Uebergange von dem flüssigen in den festen 

 Zustand bestimmte. 



Ich habe in anderer Weise für einige Gesteine die Grösse 

 der Contraction von der Glühhitze bis zur gewöhnlichen Tem- 

 peratur der Luft bestimmt und zwar in folgender Weise. Es 

 wurden in die massive Grundmauer des Gebäudes, in welchem 

 sich die geologische Sammlung befindet, zwei starke eiserne 

 Arme in einem Abstände von 8 Centim. senkrecht übereinander 

 befestigt. Der untere trug eine kleine, frei über denselben 

 hervorstehende, horizontal liegende Schieferplatte, der obere 

 eine in horizontaler Richtung ' drehbare Achse, an der eben- 

 falls ein kleines , der unteren parallel laufendes Schieferplätt- 

 chen befestigt war, das nach der anderen Seite hin einen 

 langen Arm von Aluminiumblech, trug, der die Verrückung des 

 Endes des Schieferplättchens, d. h. also seine Drehung um die 

 horizontale Achse in demselben Maasse vergrössert, angab, als 

 seine Länge bis zur Drehachse grösser war als die des nur 

 kurzen Schieferplättchens. Auf das untere feste Schieferplätt- 

 chen wurden nun die zu untersuchenden Gesteine, die in mög- 

 lichst dünne Säulchen geschliffen waren, gestellt, die obere 

 bewegliche Platte durch einen kleinen, auf sie gelegten Eisen- 

 würfel auf das obere Ende des Gesteinssäulchens aufgedrückt 

 und nun mit dem Mikrogoniometer*) der Stand des Endes des 

 Aluminiumarmes bestimmt. Hierauf wurde durch eine unter- 

 gesetzte dreiröhrige Bunsen'sche Gaslampe die Gesteinssäule 

 zum Glühen erhitzt. Die dabei stattfindende Ausdehnung be- 

 wegte das obere Schieferplättchen in die Höhe, der Aluminium- 

 arm ging nach abwärts und seine Verrückung wurde mit dem 

 Mikrogoniometer gemessen. Auf diese Weise konnte mit der 

 grössten Genauigkeit die Ausdehnung der Gesteine zwischen 

 der gewöhnlichen Lufttemperatur und schwacher Rothglühhitze 

 bestimmt werden. Bei der Dicke , die ich den Säulchen Hess, 

 damit sie doch sicher standen (5 — 6 Centim.), konnte ich eine 

 grössere Hitze ihnen nicht mittheilen. Ich habe diese Tempe- 

 ratur zu nahezu 1200° C, genauer 1180°, in folgender Weise 

 bestimmt. Es wurde ein Stück dicken Eisendrahtes in dieselbe 



*) Unter diesem Namen habe ich ein Messinstrument beschrieben : 

 „Das Mikrogoniometer" etc.", Erlangen, bei Ed. Besold, das L'ängen- 

 differenzen von -jöföif Mm. m ^ Sicherheit zu messen gestattet. 



