42 



und Siegellacküberzuges das beiderseits offene Glas- 

 röhrehen b vollständig dicht befestigt ist. Das Röhrchen 

 b hat eine Länge von 60 bis 70 Centimeter, einen lichten 

 Durchmesser vom 2—3 mm., ist ziemlich dickwandig und b 

 reicht mit seinem unteren Ende bis fast auf den Boden 

 des Röhrchens a. Ist die Verbindung beider Röhrchen 

 völlig dicht hergestellt, so erwärmt man das Röhrchen 

 a über der Spirituslampe entsprechend stark, taucht 

 sodann das freie Ende von b in eine farbige Flüssigkeit, 

 welche in Folge Abkühlung der im Röhrchen a befind- 

 lichen Luft nach a eintritt. Man lässt auf diese Weise 

 so viel Flüssigkeit eintreten, dass dieselbe den Boden 

 von a etwa 1 Centimeter hoch bedeckt. Man lässt nun 

 den Apparat Zimmertemperatur annehmen, worauf man 

 durch b soviel Luft vorsichtig nach a einbläst, dass der 

 Faden der farbigen Flüssigkeit bei Zimmertemperatur 

 bis etwa in die Mitte des auf a herausragenden Theils 

 von b reicht. An diesen Theil befestigt man eine aus einem 

 Papierstreifen hergestellte verschiebbare Scala. Wie leicht 

 zu erkennen, stellt der kleine Apparat eine Art Luft- 

 thermometer dar, welches sich den verschiedensten 

 Bedürfnissen bequem anpassen und entsprechend 

 corrigiren lässt. Mittelst dieses Luftthermometers 

 lassen sich ausserordentlich geringe Temperatur- a 

 Verschiebungen sichtbar machen. Befestigt man 

 z. B. ein solches mittelst eines zweimal durch- 

 bohrten Pfropfens dicht in eine dickwandige Trinkwasser- 

 flasche A, in dessen zweiter Bohrung das Verbindungs- 

 •öhrchen B befestigt ist, so kann man mittelst 

 des Kautschuckschlauches und einem kleinen 

 Handblasebalg oder selbst 

 mit dem Mund eine solche 

 Luftverdichtung bewirken, 

 dass man durch die damit 

 verbundene Wärmeentwickelung die Flüssigkeit im 

 Luftthermometer bis auf Va Centimeter zum Steigen 

 bringt, worauf, wenn die Luft aus A wieder aus- 

 tritt, ein noch stärkeres Sinken der Flüssigkeits- 

 säule in der Thermometerröhre eintritt. Wendet 

 man eine Luftpumpe an, so tritt das Sinken und 



A 



