57 



wandigen Glasröhre m umgeben, welche am unteren Ende ge- 

 schlossen ist und im oberen Theil die kleine Oeffnung j besitzt. 

 Sie hat eine Länge von circa 38 cm. und einen Durchmesser, 

 dass der kleinste Abstand zwischen r und m etwa 2 mm. beträgt. 

 Die Glasröhre m ist von der Glasröhre y umgeben, welche eine 

 Wandstärke von 2 mm., einen lichten Durchmesser von 60 — 65 mm. 

 besitzt und 55 bis 60 cm. lang ist. Die Glasröhre y ist beiderseits 

 völlig dicht mittelst der zweimal durchbohrten Kautschukpfropfe 

 l und k geschlossen. In der einen Bohrung des Pfropfes l sitzt 

 die Röhre r, während durch die andere Bohrung desselben 

 Pfropfes das Innere der Röhre m mit der kupfernen Kühlschlange 

 b und durch diese mit der Metallflasche d verbunden ist. Durch 

 die centrale Bohrung des unteren Kautschukpfropfes k geht der 

 feste Stahldraht o, welcher durch das Kreuz in centraler Stellung 

 erhalten wird, am oberen Ende ein Ebonitstäbchen trägt und 

 dazu dient, die Röhre m zu tragen und den oberen Rand der- 

 selben an den Kautschukpfropf l dicht anzupressen. Durch die 

 zweite Bohrung von k ist das Innere der Röhre y mit einer 

 Saugpumpe verbunden. Die Metallflasche d ist von dem Kühl- 

 gefäss p, die Schlange b von dem Kühlgefäss c umgeben. Beim 

 Gebrauch befindet sich in p eine Kältemischung von Eis und 

 Kochsalz oder von Eis und krystallisirtem Chlorcalcium, in c eine 

 Kältemischung, bestehend aus einem dicken Brei von fester Kohlen- 

 säure und Aether. 



Das Experiment wird nun in folgender Weise ausgeführt : 

 Durch entsprechendes Oeffnen des Schraubenhahnes des Gefässes 

 d lässt man das in der Metallflasche d befindliche Aethylen, 

 welches bei der Verdichtung des Sauerstoffs etc. als Kühl- 

 flüssigkeit dient, in die Kupferschlange b treten, welche es 

 ausserordentlich stark abgekühlt verlässt, um in die Röhre m 

 einzutreten. Das flüssige Aethylen sammelt sich in m, während 

 seine Dämpfe durch die Oeffnung j nach y übertreten und von 

 hier durch das Röhrchen s mittelst der Saugpumpe abgesaugt 

 werden können. Ist die Röhre m mit Aethylen fast gefüllt, so 

 wird durch entsprechende Thätigkeit der Saugpumpe das Aethylen 

 zum starken Verdunsten gebracht und etwa l /s bis Va der Flüssig- 

 keit verdunstet, wodurch man die zur Verflüssigung des Sauer- 

 stoffs, respective des Stickstoffs erforderlichen Temperatur- 

 Erniedrigungen erzielt. Erst wenn die gewünschte Temperatur- 

 Erniedrigung erreicht ist, lässt man aus a das zu verflüssigende 



