PETIT LABORATOIRE-MEUBLE DE PHYSIOLOGIE 7 



moteur), 34 vitesses différentes s'intercalent entre ces deux vitesses 

 extrêmes. 



Quant au mouvement de translation du cylindre (toujours pour 

 la même vitesse du moteur), il varie de 12 centimètres par minute, 

 à mm 08 en 24 heures, avec 106 vitesses intermédiaires. 



Ajoutons que pour une vitesse donnée de rotation du cylindre 

 il y a 9 vitesses de translation qui varient dans le rapport de 1 à 100. 



Le cylindre, avec toutes les dentures des axes G, L, M, P v R, 

 peut basculer autour de l'axe F, ce qui permet de lui donner une 

 position soit horizontale, soit verticale. 



PETIT LABORATOIRE-MEUBLE DE PHYSIOLOGIE 



En faisant construire le petit laboratoire représenté dans la figure 

 ci-dessous, le professeur Dubois a eu pour but de réunir dans un 

 seul meuble, assez portatif, les principaux instruments, appareils, 

 produits, etc., indispensables pour les recherches de physiologie. 



Le meuble, en chêne, a l m 35 de longueur, 55 centimètres de lar- 

 geur et 70 centimètres de hauteur; il est supporté par des 

 roulettes à pivot permettant de le déplacer facilement. Six tiroirs 

 sont destinés à recevoir les instruments et les petits appareils. 

 Ceux qui sont plus volumineux trouvent leur place dans une case 

 vitrée située entre les tiroirs. A la partie inférieure, se trouvent 

 deux autres cases. La case A cpntient des piles pouvant actionner 

 un moteur électrique, un photophore, les instruments pour la gal- 

 vanocaustique, les excitateurs faradiques, etc. 



Un soufflet à respiration artificielle contenu dans la case B est 

 mis en mouvement par le moteur électrique. Ce soufflet, d'un 

 modèle spécial, imaginé par M. R. Dubois, produit l'inspiration et 

 aussi l'expiration : il marche avec des vitesses très variables et 

 l'on peut, à volonté, modifier le volume de l'air injecté, suivant la 

 taille de l'animal en expérience. Cet appareil est construit de façon 

 à conserver à l'inspiration et à l'expiration leurs rythmes normaux. 



Le meuble est surmonté d'une table à vivisection en métal nic- 

 kelé : c'est un grand plateau muni intérieurement d'une plaque 

 métallique percée de trous permettant l'écoulement facile des liqui- 

 des. Les pièces pour la contention se fixent sur les bords du plateau . 



