63 



von der Substanz B, bei welchen ein solcher Contact nicht stattfindet, 

 werden mit dem Dampf der Flüssigkeit A in dem Kühler verdichtet etc. 



Wie viel von B mit A in die Vorlage übergehen und wie viel 

 in das Siedegefäss zurückfliessen wird, das wird von verschiedenen 

 Momenten abhängig sein, wie z. B. 1. von dem Gewichtsverhältniss in 

 welchem A und B in der Flüssigkeit enthalten sind, 2. von dem Unter- 

 schiede in ihren Siedepunkten, 3. von der Zeit, welche der Dampf zum 

 PassireD des Kolbenhalses und Aufsatzes benöthigt, also von dem Ver- 

 hältniss zwischen der in der Zeiteinheit entwickelten Dampfmenge und 

 dem Rauminhalt von Kolbenhals und Aufsatz, 4. von dem Verhältnisse 

 zwischen diesem Rauminhalt und der Oberfläche der beiden genannten 

 Theile des Apparates u. s. w. 



Von diesen beispielsweise aufgezählten Punkten sollen 1 und 2 

 als für den vorliegenden Zweck von unwesentlicher Bedeutung, ausser 

 Betracht bleiben und bezüglich des Punktes 3 nur darauf hingewiesen 

 werden, dass es der Experimentator ganz und gar in seiner Gewalt hat, 

 die Dampfentwicklung während der Ausführung des Versuches zu regeln. 



Beim Punkte 4 darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass der 

 Kolbenhals und der Aufsatz Cylinder mit kreisförmigem Querschnitte 

 darstellen und dass uns eigentlich das Verhältniss zwischen der Mantel- 

 fläche, d. i. der Kühlfläche des Rückflusskühlers und dem Rauminhalt 

 desselben aus Gründen interessirt, welche wir schon im ersten Theile 

 dieser Abhandlung zu würdigen Gelegenheit hatten. Schon dieser Hin- 

 weis wird genügen um darzuthun, dass für die Dimensionirung, Gestal- 

 tung etc. der Fractionirungsaufsätze ähnliche Verhältnisse, wie bei den 

 Kühlern in Betracht kommen. Doch wird der Umstand zu berücksichtigen 

 sein, dass es sich hier nicht, wie bei den Kühlern, darum handelt, den 

 Dampf vollständig zu verdichten und das Condensationsproduct stark 

 abzukühlen, sondern allein darum, einen Theil des Dampfes in den 

 tropfbarflüssigen Zustand zurückzuführen, wodurch dann das Dampf- 

 volumen auch nur um eben diesen Theil verringert wird. Und unter 

 diesem Gesichtspunkte und bei dem Umstände, als sich Condensations- 

 product und Dampf innerhalb des Aufsatzes etc. in entgegengesetzter 

 Richtung bewegen, wird man in dem Bemühen, die Wirksamkeit des 

 Aufsatzes durch Verminderung seines Durchmessers zu erhöhen, sehr 

 bald an der zulässigen Grenze angelangt sein, wenn man nicht dazu 

 gelangen will, durch fortwährende Unterbrechung der Destillation behufs 

 Zurückbeförderung des Condensationsproductes aus der capillaren Aufsatz- 

 röhre in das Siedegefäss, durch sehr langsame Dampfentwickelung etc. 

 das Experiment überaus zeitraubend zu gestalten. 



