G5 



von Brown benutzten Gedanken, die in ihrer Wirkung vortreffliche, aber 

 sehr gebrechliche und schwer zu reinigende Glinsky'sche Dephlegmator- 

 röhre, wie mir scheint, wesentlich verbessert; doch besitze ich darüber 

 keine eigene Erfahrung. 



Auf einem, wesentlich anderen Princip als die im Vorstehenden 

 genannten Apparate basirt derjenige von Warren de la Rue, welcher 

 für das Arbeiten im grösseren Maasstabe sich ganz besonders eignet. Seine 

 Eigentümlichkeit besteht bekanntlich darin, dass die aus dem Siede- 

 gefäss aufsteigenden Dämpfe, bevor sie in den eigentlichen Kühler ge- 

 langen, gezwungen sind, ein als Rückflusskühler angeordnetes Schlangen - 

 rohr von entsprechender Länge zu passiren, welches in einem cylin- 

 drischen Gefäss untergebracht ist und durch eine erwärmte Flüssigkeit 

 oder durch den Dampf einer constant siedenden Flüssigkeit auf einer 

 Temperatur erhalten wird, welche gleich oder wenig höher ist als der 

 Siedepunkt des flüchtigsten Autheiles des zu fractionirenden Gemisches. 

 Die Wirkungsweise des Apparates und seine Schattenseiten brauchen 

 nicht erörtert zu werden. Es genügt der Hinweis auf das im I. Theil 

 über den Schlangenkühler Gesagte. 



Bei der nun zu beschreibenden, neuen Vorrichtung habe ich mich 

 von dem Gedanken leiten lassen, dass bei der Fractionirung nicht allzu 

 grosser Flüssigkeitsmengen der gewöhnliche cylindrische Aufsatz aus 

 Glas, ohne ihn bis zur Unbrauchbarkeit zu verlängern, dann befrie- 

 digend wirken müsse, wenn es gelänge sein Inneres in der ganzen 

 Länge in eine Anzahl dünner, unter einander communicirender Säulchen 

 zu zerlegen, deren Wände aus einem gut leitenden Material gebildet, 

 mit der Innenseite des Glasaufsatzes in ausgedehnter Berührung ständen 

 und gewissermassen die Mantelfläche desselben vervielfachten, wodurch 

 den aufsteigenden Dämpfen eine ausgiebige Kühlfläche dargeboten würde. 



Ich habe dieses Ziel in einfacher Weise durch dünne Bleche aus 

 Kupfer, Silber oder Platin erreicht, welche in der aus der Zeichnung 

 (Fig. 5 und 6) ersichtlichen Weise über Zündhölzchenspähne etc. gebogen 

 wurden. Diese Bleche in den Glasaufsatz geschoben, legen sich federnd 

 an seine Innenwand an, erfüllen ihn in seiner wirksamen Länge und 

 zerlegen den Hohlraum, der Absicht entsprechend, in eine grosse Anzahl 

 parallel laufender Räume, deren Wände in Bezug auf Temperatur eine 

 hinlängliche Uebereinstimmung zeigen. Der Apparat bedarf keiner 

 weiteren Beschreibung da er nach der Zeichnung jedem verständlich 

 sein muss. 



Verhandl. d. naturf. Vereines in Brünn. XXI. Bd. 5 



