293 



3. Ein neuer Brenner. 



Fig. 4. 



Von den zahlreichen dermalen in Verwendung stehenden Gas- 

 lampen sind die meisten dort kaum anwendbar, wo es sich um Ein- 

 stellung auf eine bestimmte Temperatur, also um entsprechende Regelung 

 der Menge des ausströmenden Gases handelt, weil die an den Lampen 

 angebrachten Hähne eine auch nur einigermassen feinere Regulirung 

 nicht gestatten. Eine ganz geringfügige Drehung des Hahnes genügt 

 meistens schon, um die Grösse der Flamme um ein sehr Bedeutendes 

 zu ändern. Ich habe vor Jahren, noch während meiner Thätigkeit in 

 dem Laboratorium von H. Hlasiwetz in Wien einen Brenner con- 

 struirt, welcher sich in der angegebenen Eichtung sehr gut bewährt 

 hat und der auch heute noch in vielen der Wiener Laboratorien Ver- 

 wendung findet. Derselbe wurde von mir nie beschrieben, und heute 

 will ich nur bemerken, dass der Preis jener Lampe etwas hoch ist, was 

 seiner allgemeinen Verwendung entgegen ist. Der Brenner, den ich heute 

 beschreiben will, ist im Preise von den ganz gewöhnlichen Brennern 

 nicht verschieden und besitzt ihnen gegenüber den Vortheil, dass sich 

 die Grösse der Flammen in sehr bequemer und empfindlicher Weise 

 reguliren Jässt. 



Dieser Effekt wurde dadurch erzielt, dass ich den gewöhnlichen 

 Gashahn durch einen Schraubenhahn ähnlicher Construction ersetzte, 



Fig. 4. 



