294 



wie sie jener besitzt, welchen ich für die Regulirung des Luft- resp. 

 des Sauerstoffstromes bei der organischen Elementaranalyse construirt 

 und in diesen Verhandlungen (Bd. XVIII) beschrieben habe. 



Ich konnte auf diese Vorrichtung um so eher zurückgreifen, als 

 sie in geradezu tadelloser Weise fnnctionirt. Die Auordnung dieses Gas- 

 hahnes bei dem neuen Brenner ist durch vorstehende Zeichnung, welche 

 den unteren Theil des Brenners, mit dem Schraubenhahne in senkrechtem 

 Schnitte versinnbildet, leicht verständlich. Das Gas tritt durch das kurze 

 Röhrenstück a), au welches der Gasschlauch angesetzt werden kann, und 

 die Oeffnung b) in den Raum c) und aus diesem durch die Bohrung 

 ä) in die eigentliche Brennvorrichtung. Die Oeffnung b) kann durch den 

 konischen Pfropf f), welcher das eine Ende des Schraubenstiftes g) bildet, 

 geschlossen, respective durch Drehen an dem geränderten, scheibenförmigen 

 Schraubenkopfe ti), der aus naheliegenden Gründen einen ansehnlichen 

 Durchmesser hat, innerhalb der gegebenen Grenzen, beliebig weit ge- 

 öffnet werden. Man sieht aus dieser kurzen Beschreibung, dass dem 

 vorliegenden Zwecke der früher citirte Gashahn augepasst ist und diese 

 Anpassuug wurde auch in der Richtung vollzogen, dass von dem feinen 

 Schraubeugewinde abgesehen und ein gröberes, steileres gewählt wurde, 

 so dass eine Umdrehung des Kopfes genügt um den Hahn voll zu öffnen, 

 respective zu schliessen. Die Regulirbarkeit bleibt gegenüber den ge- 

 wöhnlichen Brennerhähnen immer noch sehr gross; der Brenner selbst 

 aber wird um ein Erhebliches billiger. Eine vom Mechaniker P. Böhme 

 in Brünn in bekannter guter Ausführung angefertigte Lampe steht seit 

 mehreren Wochen im Gebrauch und hat sich in jeder Beziehung gut bewährt. 



Brünn, Laboratorium der allgemeinen Chemie an der k. k. 

 technischen Hochschule. 



