183 



zuführen, dass das Verhältuiss ein Gewichtstheil Schwefelcalcium auf 

 zwei Gewichtstheile krystallisirtes Chlormagnesium, welches den auf- 

 gestellten Gleichungen keineswegs genau entspricht, gewählt wurde, um 

 eine bemerkenswerthe Verunreinigung des Gases durch Chlorwasserstoff 

 in jedem Stadium der Eutwickelung zu verhindern. 



Das Verfahren steht seit einem halben Jahre in meinem Labora- 

 torium in allgemeiner Anweuduug und hat seine Ausführung selbst dem 

 Anfäuger in der chemischen Analyse keinerlei Schwierigkeiten bereitet. 

 Die Gleichförmigkeit in der Gasentwickelung befriedigt Jedermann und 

 die Anwendung des Verfahrens wird sich namentlich für alle gerichtlich- 

 chemischen Untersuchungen empfehlen, da bei demselben die Verunrei- 

 nigung des Schwefel wasserstoffgases durch Arsen Wasserstoff vollständig 

 ausgeschlossen erscheint. Aus letzterem Grunde hat man für die letzteren 

 Fälle die Entwickelung des Schwefelwasserstoffs aus Schwefelcalcium 

 seit Langem empfohlen. 



Allgemeine Zustimmung hat indessen dieser Vorschlag aus be- 

 kannten Gründen bisher niemals gefunden und an dieser Thatsache 

 konnte auch die mehrfach empfohlene Modifikation nichts ändern, das 

 pulverige Schwefelcalcium durch Zusammenmischen mit Gypsbrei in 

 grössere Stücke zu formen, und dadurch gleich dem Schwefeleisen für 

 den Gebrauch in Kipp'schen und anderen sogenannten continuirlichen 

 Schwefelwasserstoffapparaten brauchbar zu machen. 



Nach meinen Erfahrungen werden die mit solchen Schwefelcalcium- 

 gypsstücken beschickten Apparate nach kurzer Zeit unbrauchbar, indem 

 die Massen, auch wenn der Apparat ganz ausser Thätigkeit ist, sehr 

 bald zerbröckeln, in die Säure gelangen etc. und so den an einen con- 

 tinuirlichen Gasentwickelungsapparat gestellten Anforderungen nur höchst 

 unvollständig entsprechen. Nicht besser geht es, wenn man das Schwefel- 

 calcium durch Schwefelbaryum ersetzt. Von allen diesen Uebelständen 

 ist das von mir empfohlene Verfahren frei. 



Die bei meinem Apparate angewendete Waschvorrichtung hat mir 

 die Firma W. J. Rohrbeck's Nachfolger in Wien in tadelloser Güte 

 geliefert. 



3. Ueber einen neuen continuirlichen Schwefelwasserstoff- 



apparat. 



Die modernen chemischen Laboratorien, nicht allein an den tech- 

 nischen Hochschulen und Universitäten, sondern vielfach auch an den 

 sehr verschieden hohe Ziele anstrebenden Gewerbe- und Specialschulen, 



