189 



circa 400 ccm einer Säure, welche man aus eiu Volumen englischer 

 Schwefelsäure und acht Volumen Wasser gemischt hat. Das angegebene 

 Verhältniss zwischen Schwefeleisen und Säure ist für eine einmalige 

 Beschickung auf Grund der Löslichkeitsverhältuisse des sich bildenden 

 Eisenvitriols und der Capacität des Apparates so ermittelt, dass das 

 Schwefeleisen einer Beschickung jedesmal vollständig aufgelöst wird. 

 Ich ziehe dieses Verhältniss demjenigen vor, nach welchem man Schwefel- 

 eisen in reichem Ueberschusse in den Apparat bringt und die Säure 

 allein nach Bedarf so oft erneuert, bis alles Schwefeleisen aufgezehrt 

 ist, weil bei dieser Art der Manipulation es bei dem vorliegenden, wie 

 bei jedem ähnlichen Apparat nicht zu vermeiden ist, dass Theile des 

 allmälig zerbröckelnden Schwefeleisens mit der Säure in dauernde Be- 

 rührung kommen und sich Schwefelwasserstoff auch nach dem Schlüsse 

 des Hahnes der Entbindungsröhre fort entwickelt. 



Die Art der Function des Apparates und seiner einzelnen Theile 

 wird dem Fachmanne nach der gegebenen Beschreibung verständlich 

 sein und es wird genügen, einige Bemerkungen über den Zweck des 

 Röhrchens C zu macheu. 



War der Apparat in Benützung und wird der Eutbiudungshahn ge- 

 schlossen, so wird die Flüssigkeit aus dem Gefässe A durch die noch fort- 

 dauernde Gasentwickelung allmälig in das Gefäss B gedrückt. Hiebei wird 

 sich die mit Eisenvitriol beladene, also specifisch schwerere Flüssigkeit 

 hauptsächlich in dem Zwischenraum .Fdes Gefässes B ansammeln. Tritt 

 der Apparat wieder in Gebrauch, so wird dieser Theil der Flüssigkeit 

 in dem Gefässe B zunächst zurückbleiben, während die wenig Eisen- 

 vitriol enthaltene Säure in das Gefäss A fliessen wird. Beim neuer- 

 lichen Schliessen des Entbindungshahnes wird die früher in F zurück- 

 gebliebene Flüssigkeit unter Umständen durch eine eisenvitriolreichere, 

 also specifisch schwerere verdrängt etc. Bei diesem Ansammeln und 

 Verdrängen in dem relativ engeu Raum findet stets ein theilweises 

 Mischen der Flüssigkeit statt, wodurch die vollständige Ausnützung 

 der Säure gesichert und damit ein Nachtheil des sonst vortrefflichen 

 Kipp'schen Apparates beseitigt wird. Gegenüber dem letzteren nehme 

 ich für meinen Apparat noch den Vorzug in Anspruch, dass er sehr 

 wenig Raum einnimmt und eine Tubulatur, also eine Ursache der Un- 

 dichtigkeit besitzt. 



Die Anfertigung auch dieses Apparates, welcher selbstverständlich 

 auch zur Entwickelung anderer Gase als Schwefelwasserstoff benützt 

 werden kann, wurde mir durch die Firma W. J. Rohrbeck's Nach- 

 folger in Wien besorgt. 



