2 



G. Tsar e V. Fi sic] iella 



[Memoria VI]. 



T E C N I C A 



a) con la siringa del Duhot (l): Le particolarità di questa siringa sono due: I) nella 

 testa metallica del cilindro il foro d'uscita anziché centralmente è situato lateralmente in 

 modo che il liquido esce lateralmente dal Iato opposto all'innesto dell'ago attraversando 

 prima un sottile canale che decorre nello spessore della testa metallica, dispositivo che 

 toglie il pericolo che particelle di vetro (della fialetta) o corpuscoli pesanti possano entrare 

 nell' ago, e nello stesso tempo rende più agevole la tecnica dell'iniezione endovenosa per- 

 mettendo di appoggiare a piatto la siringa sull' avanbraccio : 2) il corpo e il braccio dello 

 stantuffo sono perforati in modo da poter stabilire a volontà la comunicazione fra l' in- 

 terno dello stantuffo e I' aria ambiente e permettere 1' abbassamento dello stantuffo a si- 

 ringa chiusa (col foro di uscita chiuso da apposito bottone). 



Volendo praticare un' iniezione, si sterilizza la siringa bollendola, smontata, in acqua 

 distillata. Dopo raffreddamento si rimonta la siringa e si chiude col suo bottone : in queste 

 condizioni può essere portata in tasca nella sua scatola senza pericolo di inquinamento. 



Applicato il laccio costrittore al braccio ed eseguita la pulizia della regione cubitale, 

 si copre la cute, nel punto dove si vuol praticare l' iniezione, con cotone imbevuto di ete- 

 re. Tolto lo stantuffo alla siringa mantenendola sull'apposito supporto e aperta con un 

 colpo di lima la fialetta di neosalvarsan, si introduce la polvere nel cilindro della siringa 

 badando che cada direttamente sul fondo, indi si versa sulla polvere 1' acqua distillata 

 sterile (2) sino al segno inciso nel vetro contrassegnato col numero 2 (8 ceni.). Aperta 

 col giro di apposita vite la comunicazione all' aria attraverso la testa e il braccio dello 

 stantuffo, si rimette a posto lo stantuffo e lo si abbassa sino al segno 1, 5; si chiude 

 allora la comunicazione coli' aria ambiente girando di nuovo l' apposita vite in senso op- 

 posto, si fìssa il coperchio alla camicia e con moti ondulatorii impressi alla siringa ser- 

 vendosi come di agitatore della bolla d' aria in essa contenuta, si favorisce il disciogliersi 

 del preparato e 1' uniformità della soluzione. Quindi si sostituisce al bottone di chiusura 

 l'ago di platino estemporaneamente sterilizzato alla fiamma e si scaccia la bolla d'aria 

 facendo avanzare cautamente lo stantuffo, mentre la siringa giace in posizione quasi oriz- 

 zontale con f ago in basso. 



Si pratica subito 1' iniezione con l' avvertenza di spingere il liquido solo quando re- 

 fluisca sangue in copia nell' interno della siringa. Con un po' di pratica non ^trascorrono 

 più di 5 minuti dal momento in cui si pone il laccio sino al momento in cui si toglie 

 1' ago dalla vena. 



6) risparmiando l'impiego della costosa e complessa siringa del Duhot pratichiamo 

 le iniezioni anche con una siringa comune di vetro sterilizzata coli' ebullizione in acqua 

 distillata nel modo seguente : 



Si sterilizza un piccolo bicchiere a calice, della capacità di 50 ccm. circa, a secco o 



(1) Muenchener mediz. Wochenschr. 1913 N. 20. 



(2) Ad evitare aumenti termici per cause estranee, noi abbiamo sempre usato per preparare le soluzioni 

 acqua da noi stessi distillata 2 volte : una prima volta in un grosso distillatore di rame stagnato e una se- 

 conda in un distillatore di vetro, e sterilizzata subito dopo la seconda distillazione. 



