72 



Die Blüthezeit ist ziemlich unabhängig von der äussern Tempe- 

 ratur und entspricht mehr der eigentümlichen Elitwickelung der Pflanze; 

 sie erscheint Ende Mai und Anfangs Juni und blüht bis spät in den 

 October hinein; ja noch am 20. November waren etliche vorhanden." 



Herr Prof. Dr. C. Schwippel hielt einen Vortrag über 

 Mitscherlich's Polarisations-Saccharometer, unter Vorzeigung des 

 Apparates und Anstellung der einschlägigen Experimente. 



In Nicol's Prisma besitzt man ein Instrument, mittelst dessen man 

 gewöhnliches Licht auf die einfachste Weise in polarisirtes umwandelt, 

 indem durch Nicol's Prisma, das aus einem Kalkspathkrystalle besteht, 

 nur der ungewöhnlich gebrochene Strahl durchgelassen wird, dessen 

 Sclrwingungsrichtungen im Hauptschnitte des Kalkspathrhomboeders lie- 

 gen. Stellt man zwei NicoVsche Prismen hintereinander, so wird das 

 Gesichtsfeld bei paralleler Stellung der Hauptschnitte hell, bei gekreuzter 

 Stellung dagegen dunkel erscheinen. 



Mitscherlich's Saccharimeter besteht nun aus zwei solchen Nicoi- 

 schen Prismen, dessen eines als Polariseur die von einer gut leuchtenden 

 Lampe kommenden Strahlen polarisirt, das andere aber als Analyseur 

 dient; mit letzterem steht ein Zeiger in Verbindung, der über einer 

 Kreistheilung spielt. Zwischen beiden Nicol's bringt man eine durch 

 ebene Glasplatte geschlossene Glasröhre von 200 mm Länge, welche vor- 

 her mit der auf den Zuckergehalt zu prüfenden Flüssigkeit zu füllen ist. 



Ehe zum eigentlichen Versuche geschritten wird, ist es nöthig, 

 das Instrument auf die richtige Einstellung des Nullpunctes zu prüfen 

 und nöthigenfalls zu rectificiren. 



Zu diesem Behufe wird die Glasröhre vorerst mit reinem Wasser 

 gefüllt, es muss dann durch den Analyseur das Gesichtsfeld einen schwar- 

 zen Streifen zeigen, der genau durch die Mitte desselben geht, zu beiden 

 Seiten erscheinen lichtere Ränder. Stimmt der Nullpunct des Nonius 

 bei dieser Erscheinung mit dem Nullpuncte der Kreistheilung überein, 

 dann ist der Apparat rectificirt. 



Sollte dies nicht der Fall sein, so lässt sich der Polariseur nach 

 Lüftung eines denselben befestigenden Schräubchens leicht so weit dre- 

 hen, dass obige Erscheinung nach vorangegangener genauer Einstellung 

 des Nullpunctes des Nonius auf den Nullpunct der Scala wirklich erfolgt. 



