76 



fA X = 0,0019 

 oder im Gradmasse 1,27 See. 5 ) 



Lässt man die unter den günstigsten und ungünstigsten Umständen ange- 

 stellten Beobachtungen 1 und 8 weg, so erhält man als Mittel denselben Werth, 

 für welchen wir, da er einen geringen Einfluss hat: 0,0020 setzen wollen. 



Man sieht übrigens hieraus, wie sorgfältig die Schravibe gearbeitet ist, 

 da durch das Zusammenwirken der früher erwähnten Fehler im Einspielen und 

 Abschätzen ein Fehler zu befürchten ist, der dem oben angegebenen ziemlich 

 gleich ist, so dass man wohl sagen kann, es sei die Schraube kaum besser her- 

 zustellen. 



Ich gebe hier auch gleich für dasselbe Instrument den Einstellungsfehler 

 der Visur. Dieser wurde durch wiederholte Einstellungen auf die beiden Ziel- 

 scheiben erhalten, indem bald auf die untere bald auf die obere Scheibe poin- 

 tirt wurde. Aus je 50 Beobachtungen erhielt ich hier wieder 



1 — 5. bei einer Distanz von 50 Klaftern im Freien unter mehr oder we- 

 niger günstigen Umständen, 6. bei 274 KL, 7. bei 350 Kl. und 8. bei 480 Kl. 

 Distanz. 



Die Distanzen wurden hier beigesetzt, da in einer im nächsten Abschnitte 

 näher zu besprechenden Abhandlung über diesen Gegenstand dies auch gesche- 

 hen ist, obgleich voraussichtlich die Distanz auf den als Winkel resultirenden 

 Einstellungsfehler, insolange das Object vollkommen deutlich sichtbar und unter 

 günstigen Umständen zu pointiren ist, keinen besonders grossen Einfluss haben 

 kann, es müsste denn die ßefraction besonders wechselnd und unregelmässig 

 sein. Man sieht dies auch an den obigen Werthen, denn 6 ist eben so gross 

 als 5, und bei 8 wurde auf eine Fensterrahme visirt, wodurch die Einstellung 

 von vorne herein weniger genau als auf eine Zieltafel werden konnte. 



Nimmt man aus 1 — 8 das Mittel, so erhält man 



Da der Winkel ß durch eine Einstellung der Libelle und eine Visur 

 bestimmt wird, so ist der mittlere Fehler desselben 



1. 0,0005 



2. 0,0012 



3. 0,0013 



4. 0,0016 



5. 0,0018 



6. 0,0018 



7. 0,0026 



8. 0,0027 



fi 2 = 0,0017 

 oder in Secunden: 1,07". 



- 4:1,66", 



während der Fehler von a 



m 



= ±1,07 l/2 

 == i 1,50" ist. 



