6. 



Im 117. Bande der Annalen der Physik und Chemie von Poggendorf 

 erwähnt O. Borsch, indem er die Anwendung der getheilten Mikrometersehraube 

 als Ersatz der Nonien beim Horizontalkreis verwirft, dass überhaupt über die 

 Methode : kleine Winkel durch eine solche Schraube zu messen — wie dies 

 beim Stampfe r'schen Nivellir-Instrumente geschieht — in Romberg's Zeitschrift 

 für practische Baukunst 1844 abgeurtheilt sei. 



Es kann damit nichts Anderes gemeint sein als der Aufsatz: „Das Ni- 

 vellir-Instrument" von G. Breithaupt in Kassel. Diese kleine Arbeit ist aber 

 ganz vorzüglich gegen die im Wiener Institute nach Stampfer's Angabe verfer- 

 tigten Instrumente gerichtet. Was gegen die Methode gesagt wird, ist 

 kaum bemerkenswerth und nicht zutreffend. In den folgenden Puncten mag in 

 Kürze erörtert werden, was der Verfasser gegen die Einrichtung der Instru- 

 mente vorbringt. 



" Die Nivellir-Instrumente von Stampfer sind zu wenig einfach, namentlich 

 ist es ein Fehler, dass die völlige Horizontalstellung der Visur durch die Mikro- 

 meterschraube geschieht; dagegen ist bei den Breithaupt'schen Instrumenten, 

 welche a. a. O. beschrieben werden, die Verstellung der Libelle gegen die ver- 

 ticale Axe nur durch Rectificationsschräubchen möglich, und jene wird durchaus 

 mit den Stellschrauben zum Einspielen gebracht. 



Hierüber wäre eigentlich wenig zu bemerken, denn kein practischer Inge- 

 nieur wird diese letzterwähnte Einrichtung besser finden als die bei den Wiener 

 Instrumenten, denn 1. ist die Elevationsschraube gewiss kein Hinderniss, die 

 Umdrehungsebene des Instrumentes, wenn man schon durchaus will, durch die 

 Stellschrauben vollkommen genau horizontal zu stellen; 2. lässt sich mit Ent- 

 schiedenheit behaupten, dass eine jede einzelne Visur mit viel mehr Schärfe 

 durch die feine Mikrometerschraube als durch die gröberen Stellschrauben hori- 

 zontal gemacht werden kann. Wie gezeigt wurde, geht die Genauigkeit im Ein- 

 stellen der Libelle bei den feineren Instrumenten bis auf 1 Secunde. Dass die 

 Stellschrauben des Untersatzes nicht so scharf gearbeitet sein können wie die 

 Mikrometerschraube, wird von dem Verfasser ohnehin zugegeben; 3. ist die 

 Annahme, dass mit 3 oder 4 Stellschrauben die Umdrehungsebene derart hori- 

 zontal gestellt und erhalten werden könne, dass selbst bei längerer Arbeit von 

 einem Puncte aus Nichts nachzubessern wäre, eine reine Illusion. Man erinnere 

 sich nur des Theodoliten, der selbst bei einer sehr soliden Unterlage so schwer 

 horizontal zu halten ist. Bei Horizontalmessungen kommt ein kleiner Aus- 

 schlag der Libelle nicht einmal so sehr in Betracht aber Niemanden wird es 

 z. B. einfallen, ohne Alhidadenlibelle genaue Zenithdistanzen messen zu wollen. 

 Bei den Breithaupfschen Instrumenten, bei denen ein Ausschlag von 1 Linie 

 einer Winkeländerung von 10 Secunden entspricht, würde durch einen solchen 



die Lattenhöhe um nahe — der Distanz gefehlt. Was soll man aber ma- 



chen, wenn die Blase nicht im Spielpuncte bleibt? Bessert man durch eine 



