59 



4 4 

 L' = 10 Ii' = 10 . 



Soll nun auch die Libellenaxe horizontal gestellt -werden, so hat man 

 §. 10 Nr. 4 



R' =18 L' = 10 



o) = -4- 4 <>) = -J- 4 



R'" = 14 L>" = 14 . 



Will man endlieh (nach §. 11) die Libellenaxe und Gerade einander pa- 

 rallel und zugleich horizontal stellen, so hat man 

 r = 14 1 = 14 



r'= 6 1'= 22 



r' — V r — 1' 



4 2 

 wenn Libellenaxe und Gerade parallel 



R = 10 L = 18 , 



und wenn beide zugleich horizontal sind 



R" = 14 L" = 14 . 



— 4 , also die Lesungen, 



13. 



Die beiden in den §§. 7 — 9 gelehrten Correctionen werden allzeit durch- 

 zuführen sein, wenn die Röhrenlibelle zur Horizontalstellung cylindrischer Axen, 

 zur Bestimmung ihrer Neigung, zur Ermittelung der Lage des Nullpunctes des 

 Nonius gegen den Horizont bei den Alhidaden der Verticalkreise etc. etc. ver- 

 wendet wird. 



Gebraucht man selbe als Setzlibelle zur Horizontalstellung von Ebenen, 

 so fällt die erste Correction (§. 7) weg, indem in diesem Falle ihre Axe nicht 

 mit einer Linie oder Richtung, sondern mit allen in einer Ebene möglichen 

 Richtungen, d. h. mit der Ebene selbst parallel sein muss, und daher nur die Cor- 

 rection im verticalen Sinne zur Herstellung dieses Parallelismus nothwendig ist. 



