38 



die Höhe, und überführt den Winkelhebel in seine ursprüngliche Stel- 

 lung. Ist p das auf den Punkt b reduzirte Gewicht des Winkelhebels, 

 so ist unter allen Umständen p x die an das Pendel abgegebene Arbeit, 

 ganz gleichgiltig, ob der Anker rasch oder langsam seine Bewegung 

 vollführt, gleichgiltig wie stark der Stoss ist, welchen der Anker gegen 

 die seinen Weg begrenzenden Stellschrauben ausübt. *) 



Pas Pendel ist absichtlich mit gar keinem weiteren Mechanismus 

 (Zeigerwerk) in direkter Verbindung, damit es möglichst frei und unge- • 

 zwungen schwingen kann; Zeigerwerke können in der Leitung zwischen 

 III und IV beliebig viele eingeschaltet werden. 



Das Pendel für sich geht mit einem Meidingerelement — es 

 würde die Hälfte davon ausreichen — jedes Zeigerwerk beansprucht 

 weiter noch ein Meidingerelement in der gemeinschaftlichen Batterie. 



Der Eegistrirapparat, falls ein solcher benöthigt wird, kann durch 

 ein Relais mit einer besonderen Batterie betrieben werden. Damit dieses 

 Relais beim Oeffnen und Schliessen des Hauptstromes einen Momentan- 

 contact gebe, ist dasselbe so eingerichtet, wie Figur (4) zeigt. 



Der Elektromagnet m ist in den Stromkreis 

 III IV der früheren Fig. 3 (gleichzeitig mit 

 den Zeigerwerken) eingeschaltet; X Y ist 

 die zum Eegistrirapparat und dessen Batterie 

 führende Leitung, die jetzt bei a unter- 

 brochen ist. Wird der Anker n angezogen, 

 so entsteht Stromschluss bei a, der aber 

 allsbald wieder aufhört, weil n bei seiner 

 Abwärtsbewegung den Contactpunkt b sogleich verlässt, nachdem bei a 

 der Stromschluss erfolgt ist. Ganz dasselbe tritt bei der Rückbewegung 

 des xlnkers ein : b schliesst den Strom, gleich darauf wird aber durch 

 das weitere Aufwärtsgehen von n der Strom bei a unterbrochen. 



Es ist somit nicht nur allen Anforderungen, die an eine für ein 

 astronomisches Observatorium bestimmte Uhr gestellt werden, Rech- 

 nung getragen, indem das Pendel vollkommen constante Impulse bekömmt, 

 und beliebig viele Zeigerwerke sowie Registrirapparate isochron mit 

 Sicherheit in Gang erhalten werden, sondern es ist auch der Haupt- 

 übelstand der bisher ausgeführten und bekannt gewordenen elektrischen 

 Uhren, das Corrodiren der Contactstellen durch die Schliessungs- und 

 Unterbrechungsfunken beseitigt. 



*) Ich führe dies ausdrücklich an, sveil dieser Stoss in ähnlichen Fällen nicht in Betracht 

 gezogen wu de, wenngleich seine Wirkung nicht ausser Acht gelassen werden sollte. 



Figur 4. 



