19 



lieh veröffentlichte Broschüre : „Anleitung zur leicht ausführba- 

 ren Erforschung und Abschätzung der Ackerkrume und des Un- 

 tergrundes etc., u und sprach über Verbesserungen für die nahe 

 bevorstehende zweite Auflage dieser Anleitung, sowie über zweck- 

 mässige Vereinfachungen und Aenderungen an dem einen der 

 von ihm construirten beiden Apparate, welche ohne Anwendung 

 der Waage und ohne chemische Vorkenntnisse hinreichend 

 genaue Auskunft über procentischen Gehalt eines Bodens an 

 Kalk, Thon, Sand und Humus gewähren und welche auch zu 

 geologisch -mineralogischen Voruntersuchungen auf Reisen anzu- 

 wenden sind. Der für die schwierige Bestimmung des procenti- 

 schen Thon-, Humus- und Sandgehalts eines Bodens construirte 

 Abschlemmapparat bedarf jetzt einiger Verbesserungen ; auf ihn 

 haben nachstehende Erläuterungen Bezug. 



1) Um die mittelst der geregelten Ablagerungsthätigkeit 

 im Apparate hervortretenden Volumen-Procente, so viel als es 

 bei der unbegrenzten Mannigfaltigkeit der Art und Zusammen- 

 setzung der zu bestimmenden Naturkörper möglich ist, mit den 

 Gewichts-Procenten in Uebereinstimmung zu bringen, sind nicht 

 10 Kubikcentimeter , sondern nur 7,5 als mittleres Volumen für 

 10 Gramm Ackererde nach Vorschi ift abzumessen und in Ar- 

 beit zu nehmen; nur thonreiche, kreideartige, feinkörnige Bo- 

 den- und besonders Mergelarten , deren genaue Prüfung dem 

 Redner bei Construction des Kalkbestimmungs - Apparats oblag, 

 haben 9 bis 10, und torfartige Ackererde noch mehr Kubikcen- 

 timeter Volumen für 10 Gramm. 



2) Nachdem 7,5 Kubikcentimeter des zu prüfenden Bodens 

 durch den Apparat abgeschlemmt worden, haben sich zwei oder 

 drei Hauptgemengtheile : Sand, Humns, Thon in den dazu be- 

 stimmten, mit einer Volumen-Scala für 10 Kubikcentimeter bis- 

 her versehen gewesenen Abschlemmröhren nach ihrem Gewicht 

 im Wasser geordnet, übereinander abgelagert; diese drei nach 

 allen Richtungen hin von einander verschiedenen Substanzen 

 nehmen als solche auch ungleiche Volumina für gleiche Ge- 

 wichtsmengen ein, dürfen daher nicht mit einer und derselben 

 Volumen-Scala gemessen werden. Die an den Abschlemmröhren 

 schon vorhandene zehntheilige 10 Kubikcentimeter - Scala ist 

 nothwendig für Ablesen und Berechnen des Procent-Gehalts des 

 Bodens an Thon und Humus ; für das richtige und zugleich 

 directe Ablesen des Sandgehalts dagegen, welches die wichtigste 



2* 



