S POSTR/, F.Ż K \ I A M !•: T ICO 1 ; O I ,( )( ; I ( z N- K 



XV 



Ab). 



Włocławek (gub. Warszawska, pow. Włocławski). (St. 7). 



Stacya rzędu II-go przy dr. żel. W. W. X = 19"4' Gr.; te = 5-2 "40'; 

 H = 65.0 m., (wyniesienie zera barometru) lit = 3.3 m., hp =r 1 .3 m. 



Psychrometr z termometrami w budce na wys. 3.3 ni. 



Barometr (Fiiess) kontrolujący z stałą poprawką + 0.01 m.; poprawka na 

 ciężkość — 0.51 mm.; ogólna popr. 4- 0.5 mm. 



Deszczomierz na wys. 1.3 ni. nad pow. gruntu. 



Hygrometr włosowy, uszkodzony 4/rX 1902 r. w dniu 17/X02 r. został 

 zastąpiony nowj^m. 



Siła wiatru od kwietnia 1902 r. aż do września 1903 r. oznaczana była 

 za wysoko. 



Kierownicy stacyi: p. Zdzisław Wiorogórski, od kwietnia 1902 r. p. Inż. 

 St. Domański. 



Ostrowy (gub. Warszawska, pow. Kutnowskij. (St. 8). 



Stacya rzędu II-go przy cukrowni. /. = 19''10' Gr.; 'i=z52^18': R — 

 = 138 m., (dawne wzniesienie H — 120 m.i; lit = 5.5 mm ; hp = 1.5 m. 



Barometr stacyjny Fuess N. 803, bez poprawki stałej. Poprawka na 

 ciężkość + 0.48 mm. Budka blaszana na wys. 5.5 m. Psychrometr z termo- 

 metrami: suchym (F. N. 317a) z poprawką — 0.3 i zwilgoconym fF. N. 317b) 

 z poprawką — 0.4. 



Do 1 października 1902 r. temperatury max. i min. nie były notowane 

 z powodu braku odpowiednich narzędzi. Od I'X 1902 i'. termometr maxi- 

 mum (Fuess N. 2763) z popi^awką — 0.3 i term. minimum (Fuess N. 2727j 

 z popr. 4- 0.3. 



Wiatrowskaz zwyczajny, bez deseczki do oceny szybkości wiatrów. 

 Siłę wiatru notowano według skali Beauforta — 6. 



Deszczomierz systemu „Deutsche Seewarte" na wys. 1.5 m. nad pozio- 

 mem gruntu. 



Kierownik stacyi p. W. Xiężopolski. 



Łódź (gub. Piotrkowska). (St. 9). 



Spółrzędne: X = 19029' Gr.: tp = BIW; H 218.8 (wzniesienie zera 

 barometru I h| — 3.5 m.. hp = 1.0 in. 



St.icya rzędu II-go założona przez Dyrekcyę Kolei Elektrycznej Miejskiej, 

 czynna od lipca 1903 r. posiada: barometr syst. Wilda — Fuessa timieszczony 

 w biurze Zarządu w osobnej skrzynce z białą tylną ścianką (N. 237) (O. F. N. 

 29367j z poprawką stałą — O 10 mm., wyznaczoną w lipcu 1903 r.; poprawka 

 na ciężkość -)- 0.42 m.; poprawka ogólna, wynosząca -j- 0.32 mm., zaokrąglo- 

 na + 0.3 mm. 



Wiatromierz Wilda N. 29339 (z ])odwójną deseczką do słabych i silnych 

 wiatrów) umieszczony jest nad budką na wys. (5.0 m. nad poziomem gruntu. 



