CHRISTIANIA VIDENSK.-SELSK. FOEHANDL. 1884. No. 3. 13 



faar man ved at betragte Parallelogrammet som gaaet over til 

 et Trapezium. Er da ^ (7 = a og AD = saa bliver, naar a er 

 Udvidelsescoefficienten for Messing og ^ for Staal, 



hvor S er Antallet af Sekunder i en Bue af Eadiens Længde, ca. 

 206000. Retningsforandringen i Kikkertens optiske Axe bliver den 

 samme Brekdel af s, som Staalstavens Længde er af Kikkertens 

 halve Længde, da nemlig Virkningen finder Sted ved Kikkertens 

 begge Ender. Nu er for 1 ^ R a omtrent 22 og ^ omtr. 13 i sjette 

 Decimal, altsaa (a— S = 1".85. 



Paa det herværende Instrument er h (regnet fra Rørets Axe) = 

 74 mm., a = 320 mm. og Kikkertens halve Længde I == 800 ram., 

 altsaa 



£ = 4."0 

 og ^ £ = l."6. 



At den ved Observationerne fundne Virkning er betydelig mindre 

 end denne størst mulige er ikke andet, end hvad man kan vente 

 paa Grund af Bøining af Røret og af Ringens Kanter, Skruernes 

 Spillerum osv. løvrigt kan man jo ikke paa Forhaaud vide, om 

 den her omtalte Indretning ved Instrumentet er den eneste, som 

 kan give Temperaturen Anledning til at virke paa Cirkelens Ækva- 

 torpunkt. 



Cirkelens Nadirpunkt er naturligvis underkastet den samme 

 Foranderlighed med Temperaturen, som Ækvatorpunktet; her kom- 

 mer imidlertid endnu en anden Omstændighed til. Under Kikker- 

 tens Indstilling mod Nadir befinder lagttagerens Legeme sig i en 

 ganske anden Stilling mod Instrumentet end under Observationen 

 af Stjerner, nemlig parallel med Kikkerten og ved det herværende 

 Instrument altid paa Kikkertens Sydside; da derhos enhver Nadir- 

 observation kræver to Indstillinger med hver sin Aflæsning af alle 

 fire Nonier og Omlægning af Libellen, og derfor altid varer flere 

 Minuter, saa kan det ikke undgaaes, at den udstraalede Legems- 

 varme kommer til at virke paa Instrumentet, og det paa en dobbelt 



