20 C. FBARNLEY. ZUR THEORIE DER TERRESTR. REERACTION. 



Es ist in der That nicht niii* flir die Reduction einer einseitig 

 gemessenen Zenitdistanz, sondern aiich f Ur die volle Verwerthung 

 gleichzeitig imd gegenseitig gemessener Zenitdistanzen ein dringendes 

 Bedtirfniss den Differenzialcoefficienten der Temperatur nach der 

 Holie wenigstens am Beobachtiingsorte und wo moglich auch in 

 einiger Entfernung davon durch geeignete Mittel bestimmen zu 

 konnen. 



Um den Refractionsfactor h bis auf 0.01 seines Werthes richtig 

 zu erhalten hatte man t mit einer Genauigkeit von ^t^h Grad C. 

 zu bestimmen, das heisst man musste auf 10 Meter Hohenunter- 

 schied eine Temperaturdilferenz von .j^-^ Grad erkennen konnen. 

 Mit einem gewohnlichen Thermometer wiirde man also nicht aus- 

 reichen; ja es dlirfte wohl iiberhaupt kaum moglich sein, so kleine 

 Temperaturdifferenzen mit Sicherheit zu messen selbst bei Anwen- 

 dung thermoelektrischer Apparate. Wenn man aber erwågt, dass 

 die locale Storung bisweilen recht bedeutend sein kann, so wird 

 man auch mit einem weniger scharfen Hiilfsmittel zu ihrer Be- 

 stimmung zufrieden sein miissen. Såhe man sich z. B. in den Stand 

 gesetzt den einer Hohendifferenz von 10 Meter entsprechenden 

 Temperaturunterschied auf ein hundertstel Grad richtig zu bestim- 

 men, so ware dies schon ein grosser Gewinn. Eine solche Genauig- 

 keit wiirde man aber v^^ohl auch mit Quecksilberthermometern in 

 folgender Weise erreichen konnen. 



Eine nicht gar zu enge Thermonieterrohre erhålt ein kugel- 

 cylinder- oder linsenformiges Reservoir von solchem Inhalt, dass 

 die 1 ^ C. entsprechende Fadenlånge auf der Scale unmittelbar in 

 Hundertstel eingetheilt werden kann. Eine etv^a 3 Deci- 

 meter lange Rohre und Scale v^ird also hochstens 4 

 bis 5 Grad umfassen konnen, was aber vollkommen 

 ausreicht, wenn das obere mit einem Hiilfsreservoir 

 versehene Ende der Rohre ungefåhr die in der Figur 

 augedeutete Gestalt erhålt. Es ist einleuchtend, dass 

 ein solches, nach einem guten Normalthermometer 

 graduirtes Apparat nur als Differential- oder Varia- 

 tionsthermometer dienen kann, weil die Hauptstriche 



