4 JAC. G. OTTO. DE SPEKTROPHOTOMETRTSKE KONSTANTERS VARIATION. 



apparat, hvor det til Spektrophotometrien nødvendige polariserede 

 Lys er tilveiebragt ved Speilpolarisation. er det nyere et Spektro- 

 skop ,,å vision directe", hvor man har sørget for at faa det ene 

 Spektrum polariseret ved Hjælp af et Nicol, altsaa ved Brydnings- 

 polarisation. 



De i følgende Tabel meddelte Konstantbestemmelser ere ud- 

 ferte med rene Oxyhæmoglobinopløsninger, hvis Koncentrationer og 

 Extinktionskoefficienter bestemtes paa den før 1 anførte Maade. Be- 

 tegnelserne i Tabellen ere de sædvanlige: 





Hufners ældre Spektrophotometer. 



Iliifners uyere Spektrophotometer. 



No. 















A 



A 



A 



A' 



A 



A' 



A 

 A' 



1 



0.001309 



0.000995 



1.32 



0.001881 



0.001387 



1.36 



2 



0.001303 



0.000992 



1.31 



0.001878 



0.001385 



1.36 



3 



0.001340 



0.001010 



1.33 



0.001882 



0.001404 



1.34 



4 



0.001304 



0.000991 



1.32 



0.001882 



0.001393 



1.35 



5 



0.001363 



0.001013 



1.34 



0.001856 



0.001409 



1.32 



De i ovenstaaende Tabel meddelte Værdier før Absorptions- 

 konstanterne A og A ' referere sig for begge Apparaters Ved- 

 kommende til Spektralregionerne D 32 E — B 54 E og D 63 E — 

 D 84 .E". 



Som det vil sees. er Differentsen mellem begge Apparaters Kon- 

 stanter meget betydelig, idet det nyere Apparat giver langt hoiere 

 Værdier end det ældre. Dette kan kun ligge i Polarisationsfor- 

 holdene. idet den storre Lysstyrke ved det nyere Spektrophotometer 

 ikke kan komme i Betragtning paa anden Maade end derved, at 

 der ved samme maaske lader sig opnaa noget større Nøiagtighed i 

 Indstillingen. Ved den fuldkomnere Brydningspolarisation derimod 

 udøver en mindre Vinkeldreining af Nicolet samme Effekt som en 

 større Dreining ved den ufuldkomne Speilpolarisation. hvoraf følger. 



1 Chru. Videnskabs-Selak. Forhiindi. 1882, No. 25. 



