IV 



WSTĘP 



Ciśnienie. 



Barometry rtęciowe używane są: systemu naczyńkowo-lewarowego (Wild-Fuess) 

 z noniuszem i termometrem lub też systemu morskiego o skali skompensowanej. 

 Stan barometru redukowany jest do 0°C. i sprowadzany do ciężkości normalnej (-f 45, 

 na poziomie morza). Poprawka na ciężkość normalną łączona była z poprawką stałą 

 barometru. 



Temperatura. 



Termometry umieszczane są w budkach cynkowych przy oknie lub w klat- 

 kach drewnianych z budką blaszaną systemu Wilda. 



Termometry psychrometryczne mają podziałki bezpośrednie co 0,°2; termo- 

 metry max. i min. co 0,°5. Odczytywania czynione są do 0°1. 



Termometr max. używany jest rtęciowy, termometr min. spirytusowy z sztyf- 

 cikiem. Termometry te regulowano o 9 wieczorem. Poprawki wszystkich termome- 

 trów były wskazywane w świadectwach i uwzględniane w obserwacyach. 



Wilgotność. 



Wartości wilgotności bezwzględnej i względnej wyznaczane były według: 

 „Jelinek's Psychrometer - Tafeln a . Obserwacye jednoczesne hygrometrów włoso- 

 wych nie są drukowane. 



Wiatr. 



Do oceny kierunku i prędkości wiatru posługiwano się wyłącznie wiatro- 

 mierzem Wilda. 



Kierunków wiatru uwzględniano przeważnie tylko 8; prędkości wiatru są wy- 

 łącznie sprowadzane do m/sek. 



Zachmurzenie i opady. 



Stopnie zachmurzenia oceniane były na oko według zwykłej skali — 10. 



Do pomiaru opadów używano deszczomierza systemu Hellmanna o powierz- 

 chni otworu górnego 200 cm? 



Opad mierzono o 7 rano; pozostałe zaś elementy trzy razy dziennie o 7 ra- 

 no, 1 popoł. i 9 wiecz. według czasu średniego miejscowego. 



Stacye meteorologiczne Sieci Warszawskiej podlegały inspekcyi peryodycznej. 



Po tych uwagach ogólnych wyszczególnione są kolejno działy i układ treści 

 publikacyi niniejszej. 



a) DZIAŁ OGÓLNY. 



WYKAZ STACYJ METEOROLOGICZNYCH, ICH SPÓŁRZĘDNE ORAZ UWAGI 

 O MATERYAŁACH OBSERWACYJNYCH Z LAT: 1904, 1905, 1906, 1907 i 1908. 



Wykaz stacyj jest ułożony według rzędów stacyj; nadmienimy, że spis alfa- 

 betyczny wszystkich stacyj meteorologicznych z zaznaczeniem stron, na których są 

 wydrukowane wyniki obserwacyj, podany jest w końcu publikacyi niniejszej. 



