XXII 



DZIAŁ I. METEOROLOGIA I HYDROGRAFIA. 



Ząbkowice (z. Piotrkowska, pow. Częstochowski). (St. 5). 

 Stacya II rzędu przy stacyi kolejowej Dr. Ż. W. W. 



Ostatnia inspekcya dokonana była w Ząbkowicach w dniu 13 lipca 1906 r. 

 (por. Sprawozdanie Stacyi Centr. za r. 1906, str. 10 — 12. 



Temperatura. W jesieni 1904 r. ustawiono nową klatkę drewnianą (syst. 

 Wilda), z żaluzyami, bez wentylatora, w której pomieszczono budkę blaszaną z termo- 

 metrami. Wzniesienie obecnej budki jest wyższe blizko o 1 /w., niż poprzednie; h t obec- 

 ne =3.3 m. nad pow. gruntu. W wartościach term. min. N. 1273 za okres 1904 — 

 1906 uwzględniono, nie stosowaną przez obserwatora, poprawkę termometru -j-0,°l. 



W zestawieniach rocznych dane wilgotności (za m. I — III i VI r. 1904, oraz za 

 m. II i XII r. 1906) jako zbyt wysokie, nie mogły być zużytkowane. 



Hygrometr włosowy był nieczynny w Ząbkowicach, z powodu uszkodze- 

 nia, od połowy czerwca do 8 września 1906 r. 



W pobliżu klatki termometrycznej, na placu ogrodzonym do spostrzeżeń 

 meteor, znajduje się deszczomierz syst. Hellmanna. Wzniesienie jego do . wrze- 

 śnia 1905 r. =1,8 m., od 1 września 1905 r. h p 1,7 m. 



Wiatrom i erz syst. Wilda (z jedną deseczką) od 1 /IV 1904 r. ustawiony 

 na słupie wzniesionym 11,4 m. nad pow. gruntu. We wrześniu 1905 r. ustawienie 

 jego zmieniono na 14,7 m. nad pow. gruntu. W r. 1908 prędkości wiatru b. małe. 



Barometr (Fuess N. 104) znajduje się w pokoju mieszkalnym. Rtęć w ba- 

 rometrze podczas inspekcyi w dniu 15/YII 1906 r. była czysta. W odczytaniach ba- 

 rometru uwzględniano od grudnia r. 1903 stałą poprawkę barometru — 0,08 mm. i popr. 

 na ciężkość -)-0,31 mm., ogólna zaś poprawka wynosi —(-0,2 mm. Barometr z powo- 

 du nieprawidłowego funkcyonowania wysłany był w r. 1908 do naprawy. Brak no- 

 towań barometru od 10 kwietnia do 5 maja 1908 r. 



Obserwacye prowadził do września 1906 r. p. F. Harland, zarządzający tele- 

 grafem stacyi kolejowej w Ząbkowicach. W r. 1907 i 1908 obserwacye dokonywa- 

 ne były pod kierunkiem p. E. Bogusławskiego. 



Łódź (z. Piotrkowska). (St. 6). 



Stacya rzędu II, założona w r. 1903 przez Zarząd kolei elektrycznej łódzkiej, 

 odwiedzana była w dniu 22/IV i 22/V 1904 r. oraz w dniu 2 kwietnia 1905 roku 

 (por. Sprawozdanie Stacyi Centr. z r. 1904, str. 12 i z r. 1905, str. 12). 



W początkach r. 1904 ustawiono na daszku przy budce heliograf Camp- 

 bella; szczegółowe wykazy liczby godzin słonecznych nie były dostarczane Stacyi 

 Centr. w okresie 1904—1908. 



Do wartości b a r o m e t r u za r. 1904 i za m. I— IV 1905 r. dodano nie uwzględnia- 

 ną w odczytaniach poprawkę stałą -j-0,3 mm. (wraz z poprawką na ciężkość). 



Termometry max. i min. od początku istnienia stacyi do 2 kwietnia 

 1905 r. odczytywane były o 7 rano. 



Prędkości wiatru, obserwowane w Łodzi, wydają się zbyt nizkie. 



Oceny stopni zachmurzenia za r. 1906 i r. 1907 nie mogły być zużytkowane- 



W m. maju 1907 r. od dn. 18 do 28 obserwacye meteorologiczne nie mogły 

 być prowadzone. 



Od dnia 3/XI do końca roku 1908 brak notowań termometru maximum. 

 Włocławek. (St. 7). 



Stacya meteorologiczna przy Dr. Żel. W.-W. pod kierownictwem Ulż. Domań- 

 skiego. 



