SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 



XXIII 



Ostatnia inspekcya odbyła się w dniu 30 lipca 1908 r. (por. Sprawozdanie 

 Stacyi Centr. z r. 1908, str. 50). 



Termometr minimum okazywał, wciągu lat ostatnich, systematyczne prze- 

 suwanie się sztyfcika, od 1—2 stopni, w kierunku niższycu temperatur. W dn. 17 

 sierpnia 1908 r. założono nowy term. min. N. 10736 OF. i umocowano odpowiednio 

 trzyrnadło do term. minimum; przy wchodzeniu do budki zachowywano odtąd ostro- 

 żność, aby uniknąć wstrząśnięć termometrów; budkę świeżo odmalowano. 



Barometr. Od 1 maja 1906 r. po inspekcyi G. O. F. uwzględniano po- 

 prawkę ogólną -j-0,7 mm. (wraz z poprawką na ciężkość). 



Wiatromierz. Prędkości wiatru są wogóle za małe; położenie wiatromie- 

 rza nizkie, otoczone drzewami i budynkami. 



Deszczomierz w dniu 17 sierpnia 1908 r. przeniesiono w kierunku ogrodu 



7,6 m. — od wodociągu; poprzednie jego ustawienie było zacienione drzewami i bu- 

 dynkami. h p =l,4 m. 



W r. 1905 opady mniejsze od 0,5 mm. nie były notowane. 



Piotrków. (St. 8). 



Stacya meteorologiczna II rz. przy stacyi Piotrków Dr. Żel. W.-W. 



Stacyę w Piotrkowie wizytowano w październiku 1906 r. oraz w dn. 6 i 7 

 lipca 1908 r. (por. Sprawozd. Stacyi Centr. z r. 1906 str. 12 oraz z r. 1908, str. 23). 



Temperatura. Budkę cynkową z termometrami, umieszczoną dawniej od 

 strony północnej przy parterowem mieszkaniu obserwatora, w dniu 20 października 1904 r. 

 przeniesiono do ogrodu stacyjnego, w którym ustawiono odpowiednią klatkę drewnianą 

 systemu Wilda. 



W nowej budce, ustawionej na wysokości 3,5 m. nad poziomem gruntu znaj- 

 dowały się: termometr suchy N. 380a. (Fuess), zwilgocony N. 1097 (Fuess) bez po- 

 prawek; term. maximum N. 8100 (Muli.) i minimum N. 2570 (Fuess) również bez 

 poprawek. Od października 1908 r., nowy termometr minimum N. 10733, z popr. 

 — 0°,1 od — 1 1°,0 do — 20°0 i +Oo,l od +20°0 do — 9°9. 



Wartości wilgotności względnej i bezwzględnej były w Piotrkowie w r. 1905 



1 1906 zbyt wysokie, wskutek tego, że termometr zwilgocony dotykał kulką swą 

 bezpośrednio naczyńka z wodą. Dane te usunięto z zestawień rocznych. 



Barometr stacyjny (N. 252 Fuess), zawieszony był przy oknie w mieszka- 

 niu obserwatora na wys. 1,8 m. nad poziomem toru kolejowego, zatem zero barome- 

 tru jest wzniesione na 206,9 m. W dn. 7 maja 1904 r. (przy sposobności inspekcyi 

 G. O. F.) znaleziono poprawkę barometru — |— 0,1 1 mm., co łącznie z popr. na ciężkość, 

 daje stałą poprawkę -{-0,5 mm., dodawaną do odczytań od października 1904 roku. 

 Prócz barometru stacya posiada aneroid firmy Gerlacha. 



Wiatromierz syst. Wilda umieszczony na słupie telegraficznym; wznie- 

 sienie nad powierzchnią gruntu 14,7 m. Do oświetlania służy lampa na bloku kole- 

 jowym. 



Deszczomierz od października 1904 r. (systemu O. F.) mieści się w ogród- 

 ku stacyjnym; poprzednio używany był do pomiarów deszczomierz syst. Hellmanna. 

 Wyniesienie jego nad poziomem gruntu 2,0 m. (m. I — III r. 1904), 1,6 m. (IV — XII 1904 

 i I— VI 1905) 2,0 m. VII— XII 1905 i 1906). 



Nowe położenie deszczomierza jak również i pluwiografu jest niezupełnie 

 dogodne; znajdujące się bowiem w pobliżu drzewa w miarę rozrastania liści mogły 

 wpływać na zmniejszanie się mierzonych opadów (i to zarówno co do wysokości 



