XXIV 



DZIAŁ l METEOROLOGIA I HYDROGRAFIA. 



jak i liczby dni). W okresie 1904 — 1906 wpływ ten (jak uczą zestawienia z okolicz- 

 nemi stacyami, jak np. Silniczka) nie występuje jednak w sposób widoczny. 



W dniu 15 lipca 1908 r. obcięto gałęzie zasłaniające deszczomierz. Pluwio- 

 graf samopiszący syst. Helhnanna czynny jest od 1 maja do 1 października. Dane 

 odnośne, zachowane są w archiwum Dr. Żel. W. -W. 



Hygrometr włosowy (O. F. 28712 Muli. 439) bez poprawek, odczytywany był 

 trzy razy dziennie. 



Kierownikiem długoletnim stacyi meteorologicznej w Piotrkowie jest p. O. 

 Nestorowicz, zarządzający miejscowem biurem telegrafu Dr. Żel. W.-W. 



Płock. (St. 9). 



Stacya rzędu II urządzona staraniem Towarzystwa Rolniczego Płockiego, fun- 

 kcyonuje bez przerwy od maja 1904 r. i zwiedzana była w dniu 26 i 27 marca 1904 

 roku (por. Sprawozdanie Stacyi Centr. z r. 1904, str. 10). 



Od r. 1906 godziny spostrzeżeń ranne i wieczorowe nie były zachowywane. 

 Obserwacye wieczorowe notowane były często o 7 lub o 8 wieczorem. 



Notowania barometru nie były redukowane do 0°C. 



Wykazy nadsyłane są w formie stacyj III rz., lecz wobec braków i niedo- 

 kładności, za ostatnie lata ogłoszone być mogły z Płocka tylko dane opadowe. 



Chruszczewo (z. Płocka, pow. Ciechanowski). (St. 10). 



Obserwacye meteorologiczne prowadzone są od r. 1905 na Stacyi Rolniczej 

 Doświadczalnej pod kierunkiem D-ra Ign. Kosińskiego. 



Ostatnia inspekcya dokonana była w Chruszczewie w dniu 15 sierpnia 1908 

 roku (por. Sprawozdanie Stacyi Centr. z r. 1908, str. 31 — 33). 



Barometr. Wartości barometru za m. I i II r. 1905 opatrzone zostały do- 

 datkową poprawką na ciężkość — |— 0,5 mm. W okresie od marca do czerwca 1905 r. 

 barometr był w reparacyi. 



Temperatura. Budka cynkowa z termometrami umieszczona w klatce 

 drewnianej, miała w Chruszczewie przewiew niezupełnie dostateczny; wartości max. 

 i min. szwankowały niekiedy. Od 15 października 1908 r. nowy termometr minimum 

 No 10735 (OF. 47140) z popr. — 0°,2 od — 9°,0 do — 20°,0 i — 0°,1 dla podziałek 

 skali od — 8°,9 do +20°,0. 



Wilgotności w budce okazywały się wogóle wysokie, co przypisać mo- 

 żna niedostatecznej wentylacyi. 



Warszawa. (Stacya Centralna przy Muzeum). (St. 11). 



Szczegółowy opis narzędzi, któremi posługiwano się w obserwacyach, za- 

 mieszczany był corocznie w Sprawozdaniach Stacyi Centr. z r. 1904, 1905, 1906, 

 1907 i 1908. Poniżej podajemy tylko niektóre wyjaśnienia co do spostrzeżeń. 



Bar orne t : r. Począwszy od 4 stycznia do 1 czerwca 1904 r. ciśnienie było 

 odczytywane według wskazań nowowyreparowanego barometru kontrolującego (Fuess 

 200) z popr. —0,09 mm. 



Dawny barometr N. 226 wysłany został do ponownego napełnienia rtęcią, 

 która okazała się zanieczyszczona, mimo że wskazania jego były zgodne z innymi 

 barometrami. Po wyreparowaniu barometr N. 226 czynny od 1 czerwcal904 r., posiada 

 stałą poprawkę —0,07 mm.; popr. term. (N. 32704) przy barometrze N. 226 od 0°,1 

 do -f 20°,0— —0,3, od +20°,0 do +27°, 1= —0,4 i od -}-27 ,2 do +30°,0= —0,5. 



