SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE. 



XXV 



W dn. 23 czerwca 1904 r. term. dawny attache zamieniono nowym N. 326 z popr. 0°,0 

 w zakresie skali od 0°,0 do +30°,0. 



Z dniem 1 września 1904 r. poczęto stosować poprawkę na ciężkość dla War- 

 szawy (-(--0,47 mm.) i łącznie z poprzednią stałą poprawką — 0,07 mm., utworzono po- 

 prawkę ogólną barometru N. 226 -j-0,4 mm., którą dodawano do bezpośrednich od- 

 czytań barometru, niezależnie od redukcyi do 0° Cels. 



W zestawieniu rocznem dane barometru (m. I — VIII 1904 r.)Jzaopatrzone już zo- 

 stały w dodatkową poprawkę na ciężkość. 



Temperatura. Gdy do r. 1907 temperatury oraz wilgotności powietrza 

 podawane były według wskazań psychrometru aspiracyjnego Assmanna, przyczem 

 temperatury max. i min. brano z konieczności według notowań w budce Wilda, to od 

 dn. 1 stycznia 1908 r. wszystkie wartości temperatur i wilgotności podane są wy- 

 łącznie według termometrów w budce. Uczyniono to w celu porównywalności tem- 

 peratur max. i min. z terminowemi. 



Wiatromierz. W dniu 3 maja 1905 r. założona została nowa deseczka 

 w wiatromierzu Wilda. 



Z powodu wypadków nadzwyczajnych obserwacye dokonywane były o 8 ra- 

 no w czasie od 1 do 15 listopada 1905 r. i o 8 wiecz. — poczem od 15 listopada do 

 połowy grudnia 1905 r. o g. 7\'» rano i o 8V 2 wieczorem. 



Sobieszyn (z. Siedlecka, pow. Garwoliński). (St. 12). 



Inspekcya stacyi sobieszyńskiej odbyła się w dniu 25 i 26 marca 1905 r. 

 (por. Sprawozdanie Stacyi Centr. z r. 1905, str. 10). 



W dniu 1 kwietnia 1905 r. stacya meteorologiczna przeniesiona została na 

 pole doświadczalne, odległe o 2 km. od poprzedniego miejsca obserwacyj. Wznie- 

 sienie nowej stacyi jest około 20 m. wyższe od poprzedniego. Obecne wzniesienie 

 barometru wynosi około 155 m. 



Temperatura. Budka blaszana z termometrami mieści się w klatce 

 drewnianej według systemu Wilda, w miejscowości otwartej w blizkości kilku niewy- 

 sokich zabudowań. Wzniesienie budki od 1 kwietnia 1905 r. wynosi 3,6 m. nad pow. 

 gruntu. 



Błędne wskazania temper, max. w pierwszej połowie r. 1905 spowodowane 

 zostały zepsuciem się term. max. w którym przerwany był słupek rtęci. W tym 

 czasie używano do obserwacyj termometru max. Six'a. 



Dane temperatur za styczeń i luty 1905 r. zaopatrzono stosownemi popraw- 

 kami, nieuwzględnianemi przez obserwatora. 



Deszczom ierz od 1 kwietnia 1905 r. umieszczony na polu doświadczal- 

 nem, na wys. 1,4 m. nad powierzchnią gruntu. W wartościach pomiarów opado- 

 wych, zauważyć się daje brak drobnych opadów, a niekiedy brak poszczególnych 

 sum opadu, jakkolwiek notowany był rodzaj opadu; wobec tego liczba d.ii z opa- 

 dem oraz maximum dzienne opadu, nie zawsze mogły być w zestawieniu zamiesz- 

 czone. 



Barometr. Do wykazów miesięcznych z r. 1904 dodano nieuwzględnianą 

 poprawkę barometru -f-0,53 mm _ raz poprawkę na ciężkość -f-0,42 mm., ogółem war- 

 tości barometru zostały zwiększone po zaokrągleniu poprawek o 1,0 mm. 



Wiatr w r. 1904 szacowany był na oko według skali dowolnej; wiatro- 

 mierz systemu Wilda funkcyonuje w Sobieszynie od 1 kwietnia 1905 r. 



Kierownik główny stacyi p. St. Leśniewski. 



