1() 



H. GEELMUYDEN. 



[No. 5. 



blev tåget mellem Kl. 6 og 8 om Ettermiddagen paa en meget 

 varm Dag; nu bliver den Pavillon, hvor Merz's Refraktor er 

 opstillet, paa varme Solskinsdage ophedet endnu stærkere end 

 Luften udenfor; Observationerne blev vistnok ikke paabegyndt, 

 førend Tåget kavde staaet saa længe oppe, at Luftens Tempera- 

 tur var udjevnet; men atObjectivet endnu har bibeholdt etOver- 

 skud af Varme, kan sees af den Forminskelse i Skrueværdien, 

 som giver sig tilkjende ved begge disse Observationer. 



Mikrometre ts Metaldele vil naturligvis hurtigere antage Luftens 

 Temperatur; men her gjør et andet Forhold sig gjeldende, hvilket 

 (som strax skal vises) fremkalder en gjennemgaaende Forskjel 

 mellem Skrueværdien for den direkte og retrograde Bevægelse. 

 Søges nemlig af de i Tabellen indeholdte Størrelser Skruevær- 

 dien so ved Frysepunktet og Temperatur-Coefficienten a for 1° R, 

 saa findes 



19".358 Dir. 

 19".332 Retr. 



De beregnede sandsynlige Feil — som forovrigt kun har liden 

 Betydning, da Uoverensstemmelsen mellem den givne Lufttempe- 

 ratur og den ubekj endte virksomme Temperatur fremkalder Af- 

 vigelser, som ikke følger Loven for tilfældige Feil — er resp. 



0".0090 Og 0".0045. 



Ligesaa findes 



(V\ooo87 Dir. 

 0". 00122 Retr. 



med de beregnede sandsynlige Feil 77 og 41 i femte De- 

 cimal. 



Ved selve Mikrometrets Konstruktion er der intet, som kan for- 

 klare Forskjellen mellem de to Værdier af s; en mulig død Gang 

 hos Skruen bliver her uden Virkning, da Indstillingen sker paa 

 Forhaand, hvorved Dreiningen altid sker til samme Kant i samme 

 Observationsrække. Heller ikke en mulig Forandring i Instru. 

 mentets Stilling i den temmelig lange Tid, en Observationsrække 

 varer, kan virke paa denne Maade. Grunden er uden Tvivl 

 følgende. 



