1886.] BIDRAG TIL KUNDSKABEN OM BLODETS STOFVEXEL. 



13 



færdig- til Bestemmelsen, idet man kun behøver at afkjøle Reret 

 til 0^ C, før det aabnes (for at undgaa Mæt hæmoglobindannelse)^ 

 og derpaa ryste Indholdet med Luft for strax at have en kemisk 

 ren Oxyhæmoglobinopløsning af bekjendt Koncentration. Dette 

 hænger saaledes sammen, at Oxyhæmoglobinopløsningen ved 

 Opbevaring i tilsmeltede Rør for en Del gaar over til Methæmo- 

 globin, for en anden Del ved Forraadnelse til reduceret Hæmo- 

 giobin. Det i Begjmdelsen dannede Mæthæmoglobin gaar imid- 

 lertid ligeledes ved Forraadnelse, som jeg^ har vist, kvan- 

 titativt over til reduceret Hæmoglobin, saaledes at Røret efter 

 nogen Tids Forløb kun indeholder dette sidste i en kvanti- 

 tativ nøiagtig ligestor Mængde som fra først af Oxy hæ- 

 moglobin. Ved Rystning med Luft regenereres nu igjen dette 

 fuldstændigt og Xormalopløsningen er lige god som den første 

 Dag efter Tilberedningen. Jeg har paa denne Maade opbevaret 

 Oxyhæmoglobinopløsninger i 3 Aar, udeu at de mærkbart har 

 forandret Gehalt, og seet mange andre langt mere slaaende 

 Exempler, hvor Opbevaringen har været drevet til 20 Aar. Det 

 forekom mig nødvendigt specielt at fremhæve dette Forhold, 

 fordi det endnu i flere nyere Læreboger angives, at Normalop- 

 løsningen ikke holder sig i Længden,^ medens det faktiske 

 Forhold gjør, at en af de væsentligste Indvendinger mod Hoppe- 

 Seyler^s Methode falder væk. Ellers lider den selvfølgelig af 

 samme Mangler som den WetcJcer'ske, og specielt gjør Subjektivi- 

 teten i Bedømmelsen af Farveintensiteten sig ogsaa her gjel- 

 dende, især hvor Bestemmelserne udføres af to forskjellige lagt- 

 tagere. Sammenlignende Forsøg med Hop2:)e-Seyler^s Hæma- 

 tinimeter og Biifners Spektrofotometer har givet mig en sand- 

 synlig Feil af 0.35 % ved det førstnævnte, naar jeg selv udførte 

 begge Bestemmelser; lod jeg derimod en anden foretage Ana- 

 lyserne med Hæmatinimetret, medens jeg selv kontrollerede med 

 Spektrofotometret, var Feilen omtrent 0.5 7o, altsaa betydelig større. 



1 Christiania Videnskabsselskabs Forhandlinger 1S83, No. 5. 



2 kfr. f. Ex. Hammarslen, Larobok i fysiologisk Kemi och fysiologisk-kemisk 

 Analys, Upsala 1883, S. 108. 



