14 



JAC. G. OTTO. 



[No 11 



Modifikationer af Hoppe-Seylers Methode er beskrevne af 

 v. Lesser'^ og Quinchc'^, men frembyder ingensomhelst Fordele 

 fremfor den oprindelige. hvorfor de forbigaaes her. Derimod 

 skal jeg gaa nærmere ind paa en Modifikation af Malasscz. der 

 har faaet adskillig praktisk Bet3'dning, og som jeg ogsaa i Be- 

 gyndelsen tildels betjente mig af, for jeg kjendte nærmere til 

 Spektrofotometrien. Malassez^ har d^åo^^tQv^t Rajewshjs Forslag 

 om at benytte en Oplesning af Fikroltarmin som Sammenlignings- 

 vædske, og hans hovedsaglige Fortjeneste bestaar i at have 

 konstrueret et Apparat, IlæmoJcrojnometer, der tillader at udfere 

 Bestemmelserne med minimale Blodmængder og saaledes gjør 

 Methoden anvendelig ogsaa til Blodundersøgelser hos Mennesket, 

 Apparatet bestaar i sine Hovedtræk af en Skjærm, hvori findes 

 to Huller over hinanden. Foran det overste af disse kan Normal- 

 vædsken, indeholdt i et Prisme af aftagende Størrelse, forskyves 

 frem og tilbage, medens det Blod. der skal undersøges i et 

 bestemt Blandingsforhold med Vand, anbringes i en Melangeur 

 med planparallele Vægge foran det nedre. Ved at holde Appa- 

 ratet op mod Lyset og forskyve Prismet frem og tilbage skal 

 man opnaa Lighed i Farvetoneu mellera begge Vædsker, og naar 

 dette er skeet, aflæses Hæmoglobingehalten, udtrykt i Mgr. pr, 

 KubfTirn, direkte paa den vedføiede Skala. Med Hensyn til Detail- 

 lerne ved Apparatet og dets Brug henvises til Malassezs før 

 citerede Af handling og nedenstaaende Arbeide.-* Kun skal jeg 

 bemærke, livad jeg ikke har fundet fremhævet noget Sted, at 

 Bestemmelsen bliver baade lettere og sikrere, naar man til 

 Fortyndingen af Blodet i Melangeuren ikke anvender rent Vand. 

 men en Oplosning af kulsurt Natron af Vio7o Styrke. Dette 

 beror paa, at den alkaliske Vædske fuldstændig opløser Blod- 

 legemestromaet, hvad Vand ikke gjor, saa man faar en fuld- 

 stændig klar Blodblanding, hvilket i hoi Grad letter Sammen- 

 ligningen. Ved Bedømmelsen af Apparatets Brugbarhed reiser 



^ Du Dois-Jini/iiionds Arch. f. Physiologie, 1878, S. 4. 

 2 lU'rIiner klinische "NVochenschrift 1^7^\ No. 31. 



Arch. de pliysiolof^ie, 2. ser., IV., S. 19. 

 * S. Laacficy Die Antimie, Christiania 1883, S. 3 - 5. 



