1886.] BIDRAG TIL KUNDSKABEN OM BLODETS STOFVEXEL. 15 



der sig flere Spørgsmaal. Det første af disse er, om Pikrokarmin- 

 oplosningens Farve er af den Beskaffenhed, at den tillader en 

 nøiagtig Sammenligning med Blod. Dette er neppe Tilfældet; 

 fuldstændig samme Farvetone vil man aldrig faa, men ved lang 

 øvelse kan man vistnok drive et til at erholde konstante Re- 

 sultater. Naar imidlertid Farvetonen i begge Opløsninger, Blod- 

 blandingen og Normalvædsken, ikke kan gjeres fuldstændig lig, 

 er det klart, at der her maa gjere sig et vidt Spillerum for 

 Subjektiviteten gjeldende, og det vil heller ikke uden ved en 

 ren Tilfældighed hænde, at to lagttagere ved det samme Blod 

 med Malassez^s Hæmokromometer finder nøiagtig samme Hæmo- 

 globin gehalt, hvorimod der selvfølgelig intet er i Veien for, at 

 en og samme Observator ved Øvelse kan drive det til at faa 

 Yærdier, der er proportionale med Hæmoglobingehalten i for- 

 skjellige Blodprøver. Allerede af ovenstaaende fremgaar, at 

 Tallene har meget lidet at bet3'de i absolut Forstand, men 

 endnu tj^deligere bliver dette, naar man betænker, hvorledes 

 Apparatets Skala er bleven bestemt. Dette er nemlig skeet ved 

 Sammenligning med Blod, hvis Hæmoglobingehalt var bleven 

 faststillet ved Udpumpning med Kviksølvluftpumpen og Beregning* 

 af Hæmoglobingehalten efter den fundne Surstofmængde. For- 

 uden at dette i og for sig vil give for lave Værdier paa Grund 

 af „Sauerstotfzehrungen", har Malassez til og med benyttet et 

 altfor høit Tal for Oxyhæmoglobinets Surstofgehalt, nemlig Quin- 

 quauds Yærdi (125 Gr. Hæmoglobin optager nemlig efter denne 

 280 Kem. Surstof), hvoraf følger, at Malassez^s Hæmokromometer 

 maa give for lave Resultater, og det rimeligvis heller ikke i 

 ganske ringe Grad. 



At saa virkelig er Tilfældet, viser følgende sammenlignende 

 Bestemmelse af Hæmoglobingehalten ved Hjelp af Ilæmokromo- 

 metret og Hiifncrs SpeJctrofotometer. Hæmokromometerbestem- 

 melserne har Dr. S. Laache været af den Godhed at udføre for 

 mig, da jeg selv aldrig har været istand til at faa ganske kon- 

 stante Værdier med Apparatet. Det bemærkes, at Hæmokromo- 

 metrets Angivelser for Sammenligningens Sk3'ld er omregnede 

 til Hæmoglobingehalt pr. 1 Kem. Blod. 



