1886]. BIDRAG TIL KUNDSKABEN OM BLODETS STOFVEXEL. 17 



IN O. 



Hæniokromo- 

 meter. 



Spektrofoto- 

 meter. 



Afvigelse i 



Procenter. 



1. 



1.652 



1.518 





8 H8 ^A. 



o.oo JO 



2. 



1.742 



1.600 



-1- 

 1 



8 25 



3. 



1.470 



1.499 





1 27 



4. 



1.636 



1.473 



4- 



11.07 „ 



5. 



1.333 



1.421 



+ 



6.19 „ 



6. 



1 348 



1 388 





2.88 „ 



7. 



1.333 



1.336 





0.22 „ 



8. 



1.318 



1.328 





0.75 „ 



9. 



1.242 



1.107 





12.21 „ 



10. 



1.212 



1.094 





10.82 „ 



11. 



1.167 



1.057 





10.41 „ 



12. 



1.000 



1.000 





0. 



Feilene i den relative Bestemmelse af Blodfarvestolfet er 

 saaledes heller ikke ganske smaa. Udtrykte i Procenter af 

 Spektrofotometerangivelserne beløber de sig- i Maximum til 

 12.21 7o; nien paa den anden Side ser man jo ogsaa betydelig 

 gunstigere Forhold. Forsøgsrækken er imidlertid for liden og 

 Afvigelserne indbyrdes for store til, at man kan beregne den 

 sandsynlige Feil og Middelfeilen ved hver enkelt Bestemmelse- 

 men saameget fremgaar dog af Tabellen, at de neppe vil være 

 under 5 7o. Dette ser jo temmelig betænkeligt ud, men er dog 

 ikke af en saa særdeles stor Betydning, naar man tager Hensyn 

 til de smaa Værdier, der her kammer i Betragtning. Dertil 

 kommer, at Apparatet er særdeles praktisk, let haandterligt og 

 fordrer meget lidet Blod, saa det under alle Omstændigheder 

 kan anbefales til klinisk Brug. En Skyggeside derved er, at 

 der skal betydelig øvelse til for at faa brugbare Værdier, fordi 

 det er omtrent umuligt at bringe Blodoplesningens Farve til at 

 stemme fuldstændig med Pikrokarmin()i)løsningens; en liden Til- 

 sætning af kulsurt Natron til Blodblandingen er som fur sagt 

 fordelagtig. 



Vid-Selsk Forh. 1880. No. 11. 2 



