1886.] BIDRAG TIL KUNDSKABEN OM BLODETS STOFVEXEL. 



27 



og dekomponeres efter Gjennemgangen gjennem dette af Spek- 

 troskopets Prisniekombinatiori. Forholdet mellem Lysintensiteten 

 af de over hinanden staaende Spektrer bliver da afhængig af 

 den Vinkel, som Xicolets Polaris ationsplan danner med det Ro- 

 chonske Prismes Hovedsnit, og Lysstyrken ka-n saaledes ved 

 Dreining af Xicolet let gjøres lig for begge Spektrers Vedkom- 

 mende. Bringes, efter at dette er gjort, en absorberende Vædske 

 foran den ene Spaltehalvdel, faaes igjen 2 forskjelligt lysstærke 

 Spektrer. som atter ved en passende Dreining af Mcolet kan 

 bringes til at antage samme Lysintensitet, og af Dreiningsvin- 

 kelens Størrelse, som kan aflæses paa Instrumentet, beregnes 

 igjen Extinktionskoefficienten. 1 Ogsaa Glanas Apparat er for- 

 synet med de før omtalte Oknlarskyvere. Sa avidt migbekjendt 

 har det fundet ringe Udbredelse og maa vel ogsaa af forskjellige 

 Grunde betegnes som mindre bekvemt. 



Et modificeret RufnersJc Spektrofotometer befinder sig i det 

 fysiologiske Listituts Besiddelse og har efter mine Erfaringer 

 saamange Fortrin for de øvrige Apparater, at jeg trygt tør 

 anbefale det til alle, der befatter sig med spektrofotometriske 

 Undersøgelser.2 Af denne Grund skal jeg her give en mere 

 detailleret Beskrivelse saavel af selve Instrumentet som dets 

 Brug, og samtidigt korteligt anføre, hvad der adskiller det fra 

 Hiifner'^s oprindelige Apparat. 



Principet for dette ligesom for Hlifner^s ældre Konstruktion 

 er, at man gjennem den ene Halvdel af Spalten sender polari- 

 seret, gjennem den anden upolariseret Lys ind i Apparatet, der 

 foruden Dispersionsprismet indeholder et Xicol. Xaar nu de 2 

 Spektrer bliver ulige lysstærke derved, at visse Straaler af det 

 ene, ikke polariserede, absorberes af en eller anden Vædske. 

 frembringes igjen Lighed ved Dreining af Nicolet, og af Drei- 

 ningsvinkelen lader da Extinktionskoefficienten sig beregne. 



Selve Apparatet bestaar af et Spektroskop å vision directe 

 {Hiifncr^s ældre af et alm. Spektralapparat); foran den enkelte 



1 Smlgn. H. W. Vogel, Practiscihe Spectralanalyse irdischer Stoffe, Nord- 

 lingen 1877, S. 347. 



2 Apparatet leveres i fortrinlig Udførelse af Mekaniker Albrecht i Tubingen. 



