28 



JAC. G. OTTO. 



[No. 11. 



Spalt, hvis Aabning reguleres af og kan aflæses paa en med 

 en inddelt Trommel forsynet Mikrometerskrue, er anbragt en 

 ludretning, der tjener til at sende polariseret Lys ind i Appa- 

 ratet, og som er indrettet paa nedenstaaende Maade: 



A er et Ildet Nicol, hvorved en Del af det indfaldende Lys 

 polariseres. Efter at have passeret dette træffer det paa G-las- 

 legemet B, der ved Eeflexion sender det polariserede Lys ind 

 i Apparatet gjennem den ved Mikrometerskruen regulerbare 

 Spalt. Lysstraalens Gang er betegnet i Figuren med Linien a 

 Det ©vrige fra Lyskilden udstraalede Lys falder direkte paa 

 Glaslegemet B, hvor det efter at være brudt ganske svagt sendes 

 ind i Apparatet parallelt med den oprindelige Retning, som Li- 

 nien efgh udviser. 



Det gjennem Nicolet A gaaende Lys taber imidlertid ved 

 Polarisation og Eeflexion mere af sin oprindelige Intensitet end 

 det, der kun er gaaet gjennem Glaslegemet, og for at udjevne 

 denne Intensitetsforskjel er der foran Glaslegemet anbragt en 

 akromatiseret Eøgglaskile. C\ der ved en Skrueindretning, D, kan 

 forskyves frem og tilbage foran Apparatets Spalt, til den om- 

 talte Intensitetsforskjel er kompenseret. 



Et Gjennemsnit af Eegglaskilen er fremstillet i neden- 

 staaende Fig., hvor den skraferede Del betegner Regglas den 

 ikke skraferede Flintglas. 



Forskyves Kilen i Retning ab foran Spalten, vil efter- 

 haanden Lyset komme til at passere gjennem et tykkere og 



Fig. 4. 



Fig. 5. 



