30 



JAC. a. OTTO. 



[No. 11. 



Delingen paa den tilsvarende Foring som en Nonius til Hoved- 

 delingen, idet 10 Delestreger paa Skyveren svarer til 9 paa Fo- 

 ringen, kfr. liosstaaende Figur. 



Fig. 6. 



Staar venstre Skyver indstillet paa Mærket. og falder paa 

 lioire Side. Niilpiniktet paa Nonien og Nulpunktet paa Hovedde- 

 lingen sammen, saa berorer begge Skyverne hinanden i Midten 

 af Synsfeltet, som derved bliver fuldstændig morkt. Har man 

 derimod forrykket den lioire Skyver til hoire, saa at f. Ex. 

 (som i ovenstaaende Figur) dens Nulpunkt falder sammen med 

 Delestregen 1 paa Foringen, saa giver Storrelsen af denne De- 

 iestreg umiddelbart Udsnit tets virkelige Bredde. Men for 

 at erfare, hvor stor Del af Spektret dette Udsnit indeslutter, 

 maa man bestemme Forholdet mellem Skyverens og Skalaens 

 Inddeling, hvorfor det er nodvendigt at omtale denne sidste 

 først, saameget mere som den er forskjellig fra den almindelig 

 anvendte Spektralskala. ' 



Istedetfor det sædvanlige Skalar ør med fotograferet Skala 

 etc, som kræver en egen Lj^skilde og i det hele tåget ofte falder 

 ubekvem, indeholder det her beskrevne saavelsom Hiifner^s ældre 

 Apparat en eiendommelig Indretning, der tillader en noiagtig 

 Orientering paa Spektret uden de for nævnte Hjelpemidler. 



Mekanismen bestaar af en fastliggende horizontal Cirkel- 

 kvadrant, paa hvis Gradinddeling en radiær Viser, som sættes 

 i Hevægelse ved Dreining af Kikkertroret om sin Axe, kan 

 bevæges frem og tilbage. Detaillerne fremgaar af Fig. 7 & 8. 



