46 



JAC. G. OTTO. 



[No. 11 



paa Nul, som falder væk ved Hilfner's Apparat paa Grund af 

 Kompensationskilen. De andre hos Leiclitenstern anførte Feil- 

 kilder vedkommer ikke mig, fordi jeg har udført mine Bestem- 

 meiser paa en anden Maade. Medens nemlig Leiclitenstern gjen- 

 nem alle sine Undersøgelser kun har brugt de relative Udtrj^k, 

 Extinktionskoeffiicienterne, for Hæmoglobingehalten, har jeg 

 bestandig beregnet mine Resultater i absolute Værdier. Dertil 

 var imidlertid Kjendskab til Apparatets Konstanter for Oxyhæ- 

 moglobin i de førstnævnte Regioner nødvendig, og jeg var derfor 

 nødt til at foretage en saadan Bestemmelse, da Konstanterne 

 ved Vierordfs Apparat ikke tidligere er faststillede. Ved da at 

 gjøre mig Regnskab for de derved begaaede Feil paa samme 

 Maade som før vil det indsees, at alle de øvrige Feilkilder 

 indgaar i denne Bestemmelse og saaledes ikke behøver at for- 

 følges videre. 



Følgende Tabel indeholder de fundne Konstanter for Vierordt/s 

 Apparat; Betegnelserne og Spektralregionerne er de samme 

 som før. 



€ 



4 ^ 



4 ' ^ 



0.008001 



gr. 



0.001521 ■ 



0.001151 



6245 



n 



1506 



1138 



5972 





1496 



1100 



5677 



« 



1491 



1098 



5390 



;? 



1471 



1092 



5131 



5? 



1466 



1086 



4886 



5? 



1445 



1080 



4768 



?? 



1441 



1060 



4606 



:5 



1416 



1047 



4075 





1363 



1044 



4075 



» 



1356 



1090 



0.003593 





0.001343 



0.001001 



