48 



JAC. G. OTTO. 



No. 11. 



u. Chemie, N. F. Bd. 13. S. 616). Da es sich bei dieseu Bestim- 

 mungen lediglich iim Gleichstellung der Helligkeit handelt, ist 

 liberhaupt nicht wohl einzusehen, welchen Nutzen das Spectroscop, 

 d. 11. die Beschrankung der Absorptiousmessimg auf einen schmalen 

 Spectralabschnitt leisten soll." For det forste paaberaaber han 

 sig altsaa Bimsen og JBahr , men disse arbeidede efter et ganske 

 andet Princip, idet de nemlig sogte at bestemme Koncentrationeu 

 af en iibekjendt Didymopløsning ved at fortynde denne med 

 Vand, til Lysstyrken i en af dens Absorptionsstriber var lig 

 Intensiteten i den homologe Stribe hos en Opløsning af bekjendt 

 Didymgehalt. Om altsaa denne Methode er ,,wenig exact", hvad 

 jeg ingenlunde vil bestride, er dette noget, der ikke kommer 

 Spektrofotometrien ved og kan saaledes ikke anvendes som 

 Argument mod sammes Neiagtighed. Hvis derimod ved 'Wroh- 

 leivslys Forseg, der er udførte (eller forsøgt udførte) med Hilf- 

 ner^s Spektrofotometer, alt var i Orden, da er Hoppe- SeyUys 

 Kritik fuldstændig berettiget, men et eneste Blik paa Wroh- 

 leivsktjs Angivelser viser den i spektrofotometriske lagttagelser 

 Øvede, at han har arbeidet med et Apparat, der ikke var ju- 

 steret, saa hans Resultater, forsaavidt de angaar den spektrofoto- 

 metriske Methode, er fuldstændig betydningsløs. Wrohlewshj 

 siger nemlig (1. c. S. 516): „Da bei der Drehung des Nicols 

 in Folge seiner Einsetzung zwischen d^m Ocular und Objectiv 

 des Fernrohrs die Farbe des ausgeschnittenen Streifens je nach 

 dem Sinne der Drehung sich anderte (resp. das ganze Spektrum 



sich etwas verschob) so musste ich 



Enhver, der har nogen Øvelse i Hiifner^s Spektrofotometer, 

 vil imidlertid vide, at den omtalte Forsky velse af Spektret beror 

 paa en Feil i Apparatets Justering,^ idet, saalænge om- 

 talte Fænomen viser sig, det midterste Nicol ikke er c en- 

 tr er et. Hele Wrohleivshjs Dom om Spektrofotometrien er altsaa 

 baseret paa det fuldstændigste Ubekjendtskab til Apparatets 

 llektifikation; thi enhver, der havde sat sig ind deri, vilde vide, 

 at det første, man maa gjøre med et Hfifnersk Spektrofotometer, 



» kfr. S. Bf). 



