56 



JAC. G. OTTO. 



[No. 11. 



De Betingelser, der maa fyldestgjøres ved saadanne Bestem- 

 melser, er: 



1. Det reducerede Hæmoglobins spektrofotometriske Konstan- 

 ter maa være ligesaa noiagtig bestemte som Oxybæmogio- 

 binets. 



2. Blodet maa opfanges og fortyndes uden Lufttilgang. 



3. Den spektrofotometriske Undersøgelse maa ske, uden at 

 Luft kommer til,^ og 



4. Hæmoglobinets Mætningskapacitet for Surstof maa være noi- 

 agtig bekjendt. 



Det reducerede Hæmoglobins spektrofotometriske Kon- 

 stanter kan bestemmes paa en Maade, som nærmere er beskrevet 

 S. 49 — 51 og er for Hundeblod ved det af mig benyttede Hiifnerslce 

 Apparat: 



Ar = 0.001543 

 yl/ = 0.001895 

 og for det anvendte VierorcltsJce: 



Ar =0.001184 

 = 0.001453. 



Da man efter denne Methode kun kan arbeide med Dyr — 

 indtil videre kun med Hunde ^ — kommer de foromtalte Hensyn 

 ved Overførelsen af de fundne Værdier paa andre Blodsorter 

 ikke i Betragtning. 



For at tilfredsstille den under (2) nævnte 

 Betingelse benyttes et eget, af Hiifncr konstru- 

 er et Apparat, som vedfoiede Fig. 11 viser. Det 

 bestaar af to ulige store Stykker m og hvoraf 

 m tjener til at optage Blodet og w den luft- 

 fri Fortyndingsvædske (Vio 7o kulsurt Natron). 

 * Det sidste Rum er omtrent 160 Gauge storre end 

 det forste, og begge er noiagtig kalibrerede med 

 ^ Kviksolv saaledes, at den korte Haneboring hos 

 Hanen b regnes med til Indholdet af v. 



1 Det er klart, at Til;i:an[r af liuft vilde overføre det reducerede Uæmof^lobin 



til Oxyhæmofflobin op: derved give for høit Reeultat for Surstofgebalten. 

 - Fordi kun Ilucdehæmoglobincts Mætningskapacitet for Surstof er kjendl.. 



