1886.] YDERLIGERE BEMEEKN. ANG. IlOBERTS"s MULTIPLIKATOR. 5 



undersøgTlser, at man snarere maatte opstille vekslende værdier, 

 så at nniltiplikatoren fik en sterre værdi ved mindre sukker- 

 mæugde, en mindre, når urinen var mere sukkerholdig. Men 

 denne vekslen i multiptikatoren, Lar prof. W.-M. vist, kan for- 

 klares derved, at dr. B. ikke har bestemt den sande sukker- 

 gehalt i urinen, idet han kun har udfort titrericg for gjæringen, 

 medens prof. W.-3I.'s observationer viser, at man maa titrere 

 såvel for som efter gjæringen (Chr. Vid. Forh. 1883, No. 14, 

 pag. 2 og Chr. Yid. Forh. 1885. Xo. 14, pag. 4). Men selv om 

 dr. B. ikke havde negligeret denne forholdsregel, vilde det ikke 

 have været vanskeligt at finde forklaringsgrunde til den al- 

 deles ulovmæssige vekslen af værdierne for multiplikatoren, 

 som forefindes i dr. B.^s observationsrække. Dr. B. har offent- 

 liggjort sine observationer i „Ugeskrift for Læger, 4de Eække, 

 IX, 18S4" cg udforlig beskrevet sin fremgaugsmåde. Vi no- 

 des derfor her atter korteligen at omtale dem, fordi dr. B. 

 fremdeles soger at fastholde sine vekslende værdier støttet til 

 egne observationer. Forfotteren beretter, at han har bestemt 

 urinens specifike vegt med flydevegt, og han mener, at uro- 

 metret efter prof. W.-M. s udtalelser giver tilstrækkelig noiag- 

 tige resultater, saalænge provens sukkergehalt er 1 7o og der- 

 over. W,-3I. siger derimod (Chr. Vid. Forh. 1883, Xo. 14, pag. 

 9): ,.de sedvaulige urometre og selv fine aræometre^ giver 

 mindre gode resultater", og „hvis man ad denne vei vil bestemme 

 ringere sukkergehalt end 1 % (0.5 % til 1 ^/o), bor man betjene 

 sig af et med stigerør og thermometer forsynet pyknometer eller 

 som Antiveiler og Breidcnhend af særegne for denne undersogelse 

 konstruerede (og med thermometer forsynede) aræometre". Og 

 ser man lidt noiere på den sammenlignende række observationer, 

 prof. W.-M, har foretaget for at bestemme den specifike vegt 

 af diabetisk urin ved hjælp af aræometer og pyknometer. vil 

 man bemerke, at feilen i den specifike vegt, når den er be- 

 stemt ved aræometer, kan gå op til 2 i 3die decimal. I forsøget 

 nr. 3 er difierensen mellem de specifike vegter, bestemt ved 



Udhævet her. 



