57 



Forschungsreisenden ausgedehnte und vorteilhafte Verwendung. Das System 

 umfaßt zwei Arten von Instrumentchen, die eine ohne Neigungsmesser 

 (Klinometer), die zweite mit einem solchen. Die erste Art bezeichnet der 

 Amerikaner als Locke hand level, die zweite Art, eine englische Modifi- 

 kation, nach dem Hauptmann Abney als Abney level and clinometer. 1 ) 

 Beiderlei Instrumentchen werden seit etwa zwei Jahren auch von der 

 heimischen math.-meeh. Werkstätte E. & A. Rost in Wien, XV., in hand- 

 licher Form, mit 12 cm langem Diopterrohr, sorgfältigst ausgeführt. Figur 3 

 gibt ein Lichtbild des Rostschen Abney level. Figur 4 zeigt, wie im 

 Okular das gleichzeitige Sehen von Zielobjekt, Objektiv-Metallfaden und 

 Libellenblase zustande kommt und Figur 5 zeigt den Anblick im Diopter- 

 rohr bei erfolgter Einstellung des Instrumentchens auf eine bestimmte 

 Visur. — Der Gradbogen des Instrumentchens ist von Grad zu Grad geteilt 

 und läßt mittelst Nonius eine Ablesung bis auf 10 Minuten zu. Außerdem 

 trägt er eine Prozentteilung von 2 zu 2%. Bei Horizontalvisuren muß 

 natürlich die Libellenachse parallel zur Visierrichtung, also der Index des 

 Gradbogens (Klinometers) in Nullstellung geklemmt verbleiben. 



Die Messungen zeigten zunächst, daß die augenblickliche Hal- 

 tung des Körpers und im besonderen des Kopfes (die Nickbewegung) 

 einen auffallenden Einfluß ausüben. Es ist daher auf eine möglichst 

 gleiche Körper- und Kopf-Haltung zu sehen. Bei beiden Beobachtern 

 zeigt sich anfänglich eine Vergrößerung der Augenhöhe. Unab- 

 hängig von einander — die Beobachtungen erfolgten in verschie- 

 denen Räumen und ohne gegenseitige Einsichtnahme der Daten — 

 kamen beide Beobachter auf möglichste Streckung, auf möglichst 

 stramme Haltung des Körpers, weil diese die geringsten Ver- 

 änderungen erwarten läßt. Die Beobachtungen (S — S) sind mit 

 Schuhen ausgeführt. Ein Schuhwechsel wurde am 15. Dezember 

 vorgenommen. Die Beobachtungen (L — L) sind ohne Schuhe 

 ausgeführt. 



Der mittlere Fehler m = l/ l v v l in der Bestimmung der 



\ n — 1 



Augenhöhe fand sich aus mehreren (2 bis 6) unmittelbar auf- 

 einanderfolgenden und zu verschiedenen Zeiten (N mal) wieder- 

 holten Messungen für Beobachter L bei bequemer aufrechter 

 Haltung (N = 3) mit + 6*1 mm, bei möglichst gestreckter Haltung 

 (N = 66) mit +1*3 mm. Für Beobachter S ergab sich bei möglichst 

 gestreckter Haltung (N = 142) der mittlere Fehler m = + 1*5 mm. 



x ) Vgl. W. & L. E. Gurley, Manual of the principal instrumenta 

 used in american engineering and surveying, Troy, N. Y., U. S. A. 1891. 

 p. 218, 219 (1908, p. 243, 244). 



